SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



195 



centrale, d'environ 20 cm. de diamètre, était recouverte de poudre de 

 trioxyde d'uranium (hydrate). Le galvanomètre présenta alors un écart 

 de 2,5 mm. Dès que j'éloignais la poudre d'uranium, le galvanomètre 

 revenait exactement au zéro. 



J'ai fait cette observation à diverses reprises, en interposant entre les 

 plaques du condensateur et retirant tour à tour la poudre d'uranium, 

 et chaque fois je constatais la même déviation d'exactement 2,5 mm. 

 Chaque mesure s'effectuait en 5 à 7 secondes et puisque, comme je l'ai 

 démontré, un écart de 0,1 mm. était encore sensible, on peut estimer à 

 4 % la précision de la mesure. 



Le courant ainsi constaté était de 5 X 10 -11 amp., c. à d. du même 

 ordre de grandeur que les intensités calculées par M me . Curie pour 

 d'autres combinaisons de l'uranium, et examinées dans des conditions 

 analogues à l'aide de Télectromètre et du quartz piézoélectrique. 



Je ferai encore brièvement mention de quelques expériences que j'ai 

 faites avec quelques milligrammes d'un sel de radium. Quand j'inter- 

 posais le radium entre les plaques du condensateur, je constatais qu'une 

 tension de 2 volts était suffisante pour donner à l'image de la corde un 

 écart de quelques centimètres. Par une tension de 40 volts on obtenait 

 le même résultat en tenant la préparation de radium à 1 mètre des pla- 

 ques. À chaque distance du fragment de radium aux plaques corres- 

 pondait une indication déterminée du galvanomètre, et il n'y avait 

 évidemment aucune difficulté à faire sortir l'image de la corde des limites 

 de l'échelle, en approchant suffisamment le radium. Dans toutes ces 

 expériences on remarquait que l'écart du galvanomètre ne subissait pas 

 la moindre variation quand la préparation de radium ou d'uranium 

 restait à la même distance. 



Ces observations prouvent d'ailleurs combien il doit être aisé de 

 mesurer, à l'aide du galvanomètre à corde, la résistance d'un isolant. 

 L'expérience faite à l'aide du trioxyde d'uranium prouve en effet que 

 la résistance de la couche d'air entre les deux plaques du condensateur 

 6 0 



était de - . ; - — r7 = 1, 2.10 12 ohms, soit plus d'un million de méffohms. 

 5 X 10" 11 



Par un écart gai vano métrique permanent je puis donc, à l'aide de la 

 batterie de 60 volts de mon laboratoire, mesurer une résistance isolante 

 de 6 X 10 13 ohms. 



Comme application du galvanomètre à corde, je mentionnerai encore 

 la mesure de courants très faibles, tels que ceux qui se produisent sous 



13* 



