SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



197 



appliqué, nous pouvons l'évaluer à environ 20 mm. par seconde pour 

 un courant de 10 — 9 amp. *) 



Un courant de 10~ 9 amp. ne doit donc durer que sec. pour pro- 

 duire un écart de 0,1 mm., et comme les photogrammes prouvent qu'il 

 y a moyen de constater encore un tel écart, nous voyons qu'il y a 

 moyen d'observer une quantité d'électricité de 5 X 10~ 12 amp. sec. 

 Cette quantité correspond à la charge produite, par un potentiel de 

 5 X 10 — 6 volts, dans un condensateur d'un microfarad de capacité, ou 

 encore à la charge d'une sphère de 4,5 cm. de rayon quand le potentiel 

 est d'un volt. 



Comme la vitesse initiale est proportionnelle à l'intensité du courant, 

 ainsi que je viens de le dire, nous voyons que, quand le galvanomètre 

 est traversé par une petite quantité d'électricité, l'écart est déterminé 

 uniquement par cette quantité d'électricité: il est le même pour uu cou- 

 rant intense, mais de courte durée, que pour un courant faible mais 

 d'une durée d'autant plus longue, à condition toutefois que, même dans 

 ce dernier cas, la durée du courant soit suffisamment petite. 



Les propriétés du galvanomètre à corde font prévoir une deuxième 

 conséquence, également très remarquable. Quand on augmente la ten- 

 sion du fil, la vitesse avec laquelle s'accomplit l'écart doit augmenter, 

 mais en même temps doit diminuer la grandeur de l'écart qui correspond 

 à un courant d'intensité déterminée. Ainsi que les photogrammes l'ont 

 déjà fait voir, la variation de sensibilité pour une corde qui n'est pas 

 fortement tendue est inversement proportionnelle à la variation dans la 

 vitesse de l'écart, ce qui fait que pour une intensité de courant déter- 

 minée la vitesse initiale doit être la même, quel que soit le degré de 

 tension du fil. Il en résulte cette proposition, paradoxale en apparence, 

 que dans ces conditions l'écart produit par une petite quantité d'élec- 

 tricité, traversant rapidement le fil, doit être indépendant de la tension 

 du fil. 



L'expérience a pleinement confirmé ce résultat de nos considérations, 



!) Cette valeur de 20 mm. n'est qu'approchée. Je compte bientôt donner 

 une description plus détaillée et plus précise du mouvement de la corde dans 

 diverses circonstances. A ce propos je comparerai l'influence de la résistance 

 de l'air avec celle de l'amortissement électromagnétique. Il serait évidemment 

 recommandable d'enfermer la corde dans un espace hermétiquement clos, de 

 manière à pouvoir opérer à volonté, soit dans le vide, soit dans l'air comprimé. 



