ENREGISTREMENT DE l'ÉLECTROCARDLOGRAMME HUMAIN. 203 



construite. La dernière courbe seule donne le rapport exact de ces 

 maxima. 



Ce cpie je dis ici de rélectrocardiogramrne s'applique en général à 

 toute courbe enregistrée à l'aide de l' électromètre capillaire, quand elle 



o,s Sec. 



P 



0 



Q 



Fig. 2. 



doit reproduire des changements de potentiel relativement rapides. 

 Dans ces cas on sera toujours obligé de déduire par construction, de 

 Tune ou l'autre façon, de la courbe originale une nouvelle courbe; 

 cette construction nécessite d'ailleurs des mesures précises , et le plus 

 souvent aussi quelques calculs. 



La méthode que j'ai en vue ici, et que j'ai réellement appliquée à 

 F étude des cardiogrammes, se rapporte à des courbes que l'on peut 

 aisément étudier dans un système de coordonnées rectangulaires 1 ). 



A ) Voir W. Einthoven. Lippmann's Capillar-Electrometer zur Messung schnell 

 wecliselnder Potentialunterschiede. Pfluger's Archiv, 56, 528, 1894. — TJeber 

 den Einfluss des Leitungswiderstandes auf die Geschwindigkeit der Quecksilber- 

 bewegUDg in Lippmann's Capillar-Electrometer. Ibid., 60, 91, 1895. — Ueber 

 die Form des menschliclien Elektrooardiogramms. Ibid., 60, 101, 1895. Voir 

 aussi plusieurs notes du même auteur dans Onderzoekingen Physiol. lab. 

 Leiden, 2e série. 



