ENREGISTREMENT DE l' ÉLECTROCARDIOGRAMME HUMAIN. 205 



ment de l'électrocardiogramme humain , le déplacement du galvanomètre 

 à corde sera plus prompt et plus considérable que celui de l'électromètre 

 capillaire. Cette plus grande sensibilité du galvanomètre à corde doit 

 être attribuée pour une partie à cette circonstance, que malgré sa plus 

 grande longueur un mince fil de quartz est bien plus léger qu'un fil 

 mercuriel dans Félectromètre. Ce fil de quartz peut être dix fois plus 

 mince , donc avoir une section cent fois plus petite, et en outre le 

 poids spécifique du quartz fondu est 5 à 6 fois plus petit que celui 

 du mercure. Dans le calcul de l'énergie de mouvement du fil de quartz, 

 on doit d'ailleurs tenir compte de ce que son milieu, c. à d. la portion 

 qui se déplace le plus, est seule observé au microscope. Toutes les 

 autres portions sont animées d'un mouvement plus faible. 



2°. En modifiant la tension du fil il est aisé de faire varier la sensibi- 

 lité du galvanomètre entre des limites assez larges et de lui donner avec 

 une grande précision telle valeur que Ton veut. Dans l'enregistrement 

 des courbes on est donc conduit tout naturellement à satisfaire au désir 

 de la Commission internationale de contrôle des instruments enregistreurs 

 et d'unification des méthodes en physiologie. Il n'y a pas la moindre 

 difficulté à faire en sorte qu'il existe un rapport simple entre le nombre 

 de millimètres d'un écart et le nombre de milli volts de la tension élec- 

 trique correspondante, ou le nombre de microampères du courant. 



3°. Chez le galvanomètre à corde l'écart est rigoureusement propor- 

 tionnel à l'intensité du courant, et l'égalité des écarts de droite et de 

 gauche est parfaite; chez l' électromètre capillaire, au contraire, la pro- 

 portionnalité entre les écarts et les différences de potentiel, aussi bien 

 que l'égalité des déplacements du côté du mercure et du côté de l'acide 

 sulfurique, laissent beaucoup à désirer. 



4°. Dans l'électromètre capillaire le mouvement du ménisque est 

 amorti par le frottement du mercure et de l'acide dans le tube étroit. 

 Des impuretés imperceptibles peuvent entraver ce mouvement et même 

 l'empêcher complètement. Maint capillaire a dû être renouvelé au bout 

 d'un temps relativement court, parce que le mouvement du ménisque 

 ne s'y opérait plus librement. Dans le galvanomètre à corde, au con- 

 traire, l'amortissement a lieu sous l'action de l'air et par un effet élec- 

 tromagnétique; ces deux actions sont absolument régulières. On peut 

 d'ailleurs modifier à volonté l'amortissement électromagnétique, par 

 variation de l'intensité du champ ou de la résistance dans le circuit 

 galvanométrique. 



