206 



W. EINTHOVEN. 



5°. Il est plus facile (Tise-ler le galvanomètre à corde que F électro- 

 mètre capillaire, et le phénomène dn ,,rampement" ne s'y observe pas. 



6°. Ponr Fobservation et la projection sous fort grossissement la 

 corde présente quelques avantages. 1/ ouverture du système optique 

 employé pour la formation de l'image détermine, comme on sait, le 

 plus grand grossissement utile. Il est vrai qu'en projetant le ménis- 

 que de l'électromètre capillaire on peut employer des lentilles à ouver- 

 ture aussi grande que possible, mais il est évident que cette grande 

 ouverture est sans avantage aussi longtemps que l'ouverture des lentilles 

 d'éclairage est plus petite 1 ). Or, dans l'électromètre capillaire la len- 

 tille d'éclairage est séparée du fil mercuriel par le tube ou la cuvette à 

 acide sulfurique 2 ); il s'ensuit que la distance *de l'objet à cette lentille 

 doit être relativement grande, et par conséquent son ouverture relati- 

 vement petite. Par contre, chez le galvanomètre à corde, on peut 

 s'approcher aussi près que Ton veut du fil, aussi bien avec la lentille 

 d'éclairage qu'avec celle formant l'image. Avec le galvanomètre on 

 peut donc se servir avec avantage de systèmes secs possédant la ])lus 

 grande ouverture existante. 



On projette d'ordinaire l'image sur une lentille cylindrique installée 

 à courte distance de la plaque sensible; on se propose ainsi de concen- 

 trer la lumière perpendiculairement à la direction de l'axe du cylindre. 

 Pour une pareille concentration de la lumière, la corde l'emporte de 

 nouveau sur le ménisque. En effet, dans l'image rectiligne du fil la 

 limite entre la lumière et l'obscurité reste nette, tandis que la convexité 

 du ménisque produit nécessairement une zone diffuse. 



7. Enfin, l'emploi du galvanomètre à corde est plus facile que celui 

 de l' électromètre. On n'a pas besoin de faire des manipulations parti- 

 culières pour ramener au repos le galvanomètre que l'on vient d'em- 

 ployer. Il reste donc toujours prêt à servir immédiatement à d'autres 

 mesures, ce qui n'est pas le cas avec l'électromètre capillaire. 



Sur la planche II annexée à cette note, on peut voir les électrocar- 

 diogrammes de six personnes, tracés au moyen du galvanomètre à corde. 

 En même temps que les courbes étaient enregistrées, j'ai toujours pro- 



') On ne doit pas oublier que Ton a à projeter un objet opaque. 

 ■) A moins que l'on ne veuille sacrifier certains autres avantages,' -plus im- 

 portants, pour la facilité de la projection. 



