ENREGISTREMENT DE l'ÉLEC TROCARDIOGRAMME HUMAIN. 



207 



jeté , par la méthode de Garten rappelée dans F article précédent, un 

 système de coordonnées sur la plaque sensible. 



La vitesse du mouvement de la plaque photographique a été de 25 

 mm. par seconde , de sorte qu'une abscisse de 1 mm. a une valeur de 

 0,0 1 sec. J'ai d'ailleurs réglé la tension du fil de telle façon qu'une 

 ordonnée de 1 mm. correspondait à une force électromotrice de 10~ 4 

 volts. Les cinq premières photographies (figg. 1 — 5) laissent voir à leur 

 extrémité inférieure (extrémité de droite sur la planche) une courbe nor- 

 male, obtenue en remplaçant le corps humain par une résistance de même 

 grandeur et en intercalant subitement dans le circuit une force électro- 

 motrice de 1 millivolt. Sur la fig. 6 le tracé de la courbe normale a été 

 omis, et dans le cas de la fig. 4 j'ai produit à deux reprises une différence 

 de potentiel de 1 millivolt. Cette figure 4 permet de constater la parfaite 

 proportionnalité entre les écarts et les forces électromotrices. 



On voit par les courbes normales au bout de chaque photo gramme 

 que le mouvement du fil de quartz est apériodique et très rapide; on 

 peut donc admettre que rélectrocardiogramme tracé représente assez 

 exactement les variations de différence de potentiel qui ont existé entre 

 les mains droite et gauche de la personne d'épreuve. Il en est du moins 

 ainsi, sans erreur appréciable en général, pour les sommets de moindre 

 importance P, Q, S et T. Pour le sommet R, élevé et aigu, on devrait 

 introduire, surtout dans les photogrammes 3 et 4, une correction par 

 laquelle la pointe serait déplacée quelque peu vers la gauche et vers le 

 haut. Cette correction reste pourtant faible: j'estime globalement le 

 déplacement vers la gauche à moins de 0,2 mm. et la surélévation à 

 moins de 1 mm. 



On pourrait du reste atteindre une exactitude plus grande en traitant 

 les courbes du galvanomètre à corde tout à fait de la même façon que 

 celles de Félectromètre capillaire, et construire une nouvelle courbe au 

 moyen des données fournies par les courbes enregistrées. Dans la plupart 

 des cas cette opération est à peine nécessaire. 



Le photogramme n°. 3 représente rélectrocardiogramme de la per- 

 sonne dont la courbe de Télectromètre capillaire a été reproduite dans 

 le texte, à la page 203. 



Si Ton compare la fig. 3 de la planche II avec la fig. 2 clans le texte, 

 on remarque qu'elles se ressemblent fort. Non seulement les sommets 

 P, Q, R, S et T s'observent sur les deux courbes, mais ils ont chez toutes 

 deux la même hauteur relative. 



