EQUIVALENT ELECTROCHIMIQTJE DE L 1 ARGENT. 



443 



Les différences entre ces nombres doivent être attribuées d'une part 

 à la méthode de détermination de l'intensité de courant , d'autre part à 

 la forme donnée au voltamètre et à son maniement. 



Dans la plupart des recherches on s'est servi, pour déterminer l'in- 

 tensité du courant, d'un électrodvuamomètre sous Tune ou l'autre 

 forme, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'un 

 élément étalon (élément de Clauk). MM. P. et W. Kohlrausch ont 

 fait usage d'une boussole des tangentes. 



Pour le voltamètre les circonstances différaient au point de vue de 

 la composition et de la concentration de l'électrolyte, de la forme et 

 des dimensions de l'anode, de la forme, des dimensions et de la com- 

 position de la cathode, de la quantité d'argent déposée, du lavage et 

 de la dessiccation de cet argent. 



Dans le Reichsgesefzblatt du b* mai 1901, p. 127 J ), on trouve, 

 parmi les règlements pour l'exécution de la loi relative aux unités élec- 

 triques, sous § 5 a, les ,,Bedingungen unter cl en en bei der Darstellung 

 des Ampère die Abscheidung des Silbers stattzunnden liât." — Eu 

 égard aux écarts assez considérables qui existent entre les diverses 

 valeurs, données pour l'équivalent électrochimique de l'argent, il ne 

 semblait donc pas superflu d'entreprendre de nouvelles expériences pour 

 déterminer la valeur de cet équivalent, en tenant compte des conditions 

 prescrites par cette loi. 



Comme instrument pour mesurer l'intensité du courant nous avons 

 choisi la boussole des tangentes. La précision avec laquelle on peut en 

 déterminer le facteur de réduction, et aussi celle avec laquelle on peut 

 trouver la composante horizontale de l'intensité du magnétisme terrestre, 

 avec ses variations dans le temps et dans l'espace, font de cette méthode 

 une des meilleures à appliquer dans un laboratoire dont la construction 

 est exempte de fer, paisiblement situé et où l'on n'est pas troublé par 

 des courants vagabonds. L'intensité horizontale du magnétisme terrestre 

 a été déterminée à l'aide de la méthode du magnétomètre absolu bifi- 

 laire de M. P. Kohliiaitsch 2 ). Pour mesurer l'intensité du courant nous 

 avons fait usage de deux boussoles différentes. 



Le magnétomètre absolu bifilaire dont nous nous sommes servis est 



*) Yoir aussi: Zeitschr. f. Inst?^k. , 21, 180, 1901. 

 2 ) Yoir Wied. Ann., 17, 737, 1882; 27, J, 1886. 



