444 



G. VAN DIJK. 



conforme en principe à celui de M. P. Kohlrausch 1 ). Il est porté à sa 

 partie supérieure par un haut trépied en bois. La poutrelle transversale 

 supérieure est en laiton, longue d'environ 12,4 cm. et terminée par des 

 faces planes verticales. Les fils de suspension en laiton, de 0,06 mm. 

 de diamètre, sont pressés contre ces faces terminales par des plaques et 

 des vis de pression. A leur extrémité inférieure les fils portent une 

 poutrelle en aluminium, longue de 12,4 cm. environ, également à faces 

 terminales verticales, contre lesquelles ils sont pressés de la même façon. 

 En son milieu cette deuxième poutrelle est munie d'une tige, portant 

 un miroir et à laquelle est fixé Fétrier porte-aimant. Ce dernier est à son 

 tour muni, à sa face inférieure, d'une tige portant une plaque de mica, qui 

 plonge dans de la glycérine diluée pour l'amortissement. Les deux tiges 

 et rétrier porte-aimant sont en aluminium. Comme le liquide servant 

 à l 1 amortissement attaque F aluminium, la tige qui plonge dans le liquide 

 a été recouverte de gomme laque. 



Pour permettre de constater que les deux fils de suspension sont tendus 

 avec la même force, la poutrelle transversale inférieure porte encore un 

 petit couteau où un trait est marqué précisément à égale distance des points 

 de suspension des fils. Si la tension des deux fils est la même, l'inclinai- 

 son du système bifilaire ne doit pas changer quand on soulève ce système 

 en soutenant le couteau à l'endroit du trait. Or, on reconnaît tout chan- 

 gement dans l'inclinaison au moyen du miroir fixé à la tige. Nous avons 

 constaté que, quand les deux poutrelles transversales étaient horizon- 

 tales, les deux fils avaient sensiblement la même tension. 



Pour déterminer la direction du méridien magnétique, nous avons 

 tourné le magnétomètre bifilaire de telle façon qu'il ne changeait pas de 

 position quand on y plaçait l'aimant et qu'on retournait ce dernier sur lui- 

 même; l'invariabilité de position se constatait en visant le miroir à l'aide 

 d'une lunette munie d'une échelle. Comme la lecture n'était pas modifiée 

 par ce retournement de l'aimant — un cylindre creux de 16,06 cm. 

 de longueur et de 1,6 cm. de diamètre — dans son support, la direc- 

 tion de l'axe de figure de l'aimant pouvait être admise comme celle 

 du méridien magnétique. Le magnétomètre fut ensuite écarté de 90° 

 de cette première position, de manière à être placé perpendiculaire- 

 ment au plan du méridien magnétique. A 90 cm. au nord et au sud 

 de l'appareil, les deux boussoles des tangentes étaient établies sur des 



') Wied. Ann., 17, 765, Pl. Y; 27, 43. 



