ÉQUIVALENT ELECTROCHIMIQUE DE l'aRGENT. 



447 



à l'échelle, qui résultait du déplacement. Enfin, en déplaçant la pre- 

 mière aiguille un peu en arrière et la seconde un peu en avant, de 

 manière à les faire passer toutes deux de l'autre côté du centre , le 

 rapport devenait 1,0000. 



Si Ton met le sens des variations de l'influence instrumentale , qui 

 résulte de ces nombres, en rapport avec le caractère para- ou diamagné- 

 tique des parois de verre, on trouve que c'est l'action inductrice de j'ai- 

 guille sur ces fenêtres qui est la cause principale de l'influence locale. La 

 grandeur de cette action dépend, outre de l'intensité d'aimantation de 

 l'aiguille (les aiguilles dont nous nous sommes servis étaient très faibles; 

 moment magnétique: 4 environ; longueur: 13 mm.), à un haut degré de 

 la distance de l'aiguille aux fenêtres. Dans des expériences de longue 

 durée on n'est pas assuré d'une situation invariable de l'aiguille par 

 rapport aux parois, ce qui rend, dans ce cas, cette forme de magné- 

 tomètre peu convenable pour des mesures précises. Voilà pourquoi nous 

 avons modifié l'instrument en ce sens que nous avons écarté suffisam- 

 ment l'aiguille des parties solides de l'appareil; mais dans ces conditions 

 l'amortissement devait être obtenu d'autre manière. 



Comme espace renfermant l'aiguille et le miroir nous avons pris un cylin- 

 dre de bois, vertical, bien travaillé au tour, à parois peu épaisses, de 4 cm. 

 de diamètre intérieur (Pl. II). Du côté de l'avant une ouverture y était pra- 

 tiquée, garnie d'un rebord où s'adaptait exactement la fenêtre de verre. A 

 la croix du miroir, portant l'aiguille, était suspendue une plaque de mica, 

 pouvant se mouvoir dans une fente de quelques mm. de largeur, taillée 

 dans le support de l'instrument. Nous avons obtenu de cette façon un 

 fort amortissement par l'air. Le magnétomètre était construit avec grand 

 soin. Avant de les mettre en place, les diverses parties en avaient été 

 examinées au point de vue de leurs propriétés magnétiques, en les pla- 

 çant dans le champ d'un électro-aimant de Faraday. Le bois dont le 

 magnétomètre était fait était cliamagnétique. Dans le cas où certaines 

 parties prenaient une position axiale, cela devait être attribué en général 

 à des traces de fer introduites par le travail. Dans un travail à la lime 

 cela est presque inévitable. Les pièces reconnues magnétiques étaient 

 rejetées ou traitées au papier à l'émeri jusqu'à ce qu'elles avaient perdu 

 cette propriété. En examinant l'influence locale d'un magnétomètre, où 

 nous n'avions pas prêté une attention spéciale à ces circonstances, nous 

 avons pu constater combien ces précautions étaient indispensables; ce 

 magnétomètre présentait des irrégularités de toute espèce, dont nous 



