448 



G. VAN DIJK. 



avons enfin trouve la cause dans la présence de particules de fer dans une 

 de ses parties. 



En faisant Fétude de l'influence locale des inaguétomètres nouvellement 

 construits, nous avons pu conclure que cette influence pouvait être consi- 

 dérée comme nulle. Nous avons reconnu d'ailleurs que pour les autres 

 parties des boussoles des tangentes l'influence locale était également nulle. 



Ainsi que je viens de le dire, les boussoles des tangentes étaient pla- 

 cées à 90 cm. au nord et au sud du magnétomètre bifilaire. Les dis- 

 tances étaient mesurées à l'aide d'une échelle de verre graduée, longue 

 de 2 J / 2 m. Cette échelle horizontale était fixée au trépied en bois, tout 

 en ayant le degré de mobilité nécessaire. Elle était placée parallèment 

 au méridien magnétique, à 13 mm. environ en arrière des fils de cocon 

 des inaguétomètres. La distance des fils de cocon a été mesurée à 

 l'aide de deux lunettes, établies à 180 cm. l'une de l'autre et à 5 m. 

 environ de l'échelle. Yus de ces lunettes, les fils de cocon se projetaient 

 sur l'échelle de verre, qui était éclairée par derrière. Les parois de 

 verre ne semblaient pas avoir d'influence sur l'allure des rayons lumi- 

 neux. Pour nous en assurer, nous avons placé le magnétomètre de telle 

 manière que, vu à travers la lunette, le fil de cocon coïncidait exacte- 

 ment avec un des traits de l'échelle. Dans l'oculaire de la lunette se 

 trouvait un micromètre, placé de façon qu'une de ses divisions recou- 

 vrait précisément le fil de cocon et le trait dont il vient d'être question. 

 En enlevant le magnétomètre nous constations que les traits coïncidaient 

 encore exactement. 



Les lunettes avec leurs échelles étaient établies à plus de 3 m. en 

 avant des miroirs du magnétomètre bifilaire et des boussoles. Le grossis- 

 sement des lunettes était environ 55; les échelles étaient en verre opale 

 de Hartmann et Braun. 



Afin de suivre les variations clans la déclinaison pendant la détermi- 

 nation de l'intensité horizontale du magnétisme terrestre, un troisième 

 magnétomètre était disposé dans un plan mené par le magnétomètre 

 bifilaire, à peu près perpendiculairement au plan du méridien magnéti- 

 que. La distance à l'échelle était la même que pour les autres magné- 

 tomètres; le changement de lecture, qui était la conséquence d'un 

 renversement (bout pour bout) de l'aimant bifilaire, a été calculé au 

 moyen de la distance et du moment magnétique. Il s'accordait avec la 

 valeur calculée au moyen du changement de lecture, observé quand 

 l'aimant était placé à une distance égale à Va ou Vs ^ e ^ a distance 



