EQUIVALENT ELECTROOHIMIQUE DE L' ARGENT. 



449 



primitive, puis renversé. Cette distance primitive était d'environ 11m.; 

 le miroir de ce magnétomètre était tourné du côté des autres. 



Pour déterminer , pendant les observations, les variations temporaires 

 de la composante horizontale de Fintensité du magnétisme terrestre, 

 nous avons fait usage du localvariomètre de Koiilrausch, installé dans 

 ce but dans un local sous-terrain où la température restait sensiblement 

 constante. 



Détermination de la composante horizontale de l'intensité 

 du magnétisme terrestre. 



Pour la théorie de la suspension bifilaire je renvoie au mémoire de 

 M. F. Kottli? a use rf , Wiecl, Ann., 17, 737, 1882. 

 Soient, du magnétomètre bifilaire, 



e { la distance des fils de suspension au niveau de la poutrelle supérieure, 

 e 2 ,, „ „ „ inférieure, 



L la longueur moyenne des fils, 

 l „ réduite , 



m la masse des corps suspendus aux fils augmentée du demi-poids de 



ces derniers, 

 E le module d'élasticité, 

 p le rayon du fil de suspension, 

 g l'accélération due à la pesanteur, 



a F angle horizontal dont s'écarte de sa position d'équilibre la ligne 

 qui joint les deux points de suspension. Par la suspension bifilaire le 

 système est soumis à un couple, dont le moment est 



e \ e i • , % ftp* Kg . 7 ^ . 



m g —y sin x + — sinx — J) sm a, 



OU 



E 



Supposons maintenant que le magnétomètre bifilaire, placé est-ouest, 

 soit écarté de sa position d'équilibre sous l'influence d'un aimant. Soient 

 M le moment magnétique, 



Il la composante horizontale de l'intensité du magnétisme terrestre, 

 à l'endroit où l'aimant est suspendu dans l'instrument, 



