458 G. VAN DIJK. 



I = 231,781 cm. pour t = 18°, 



et pour t°\ 



231,781 [1 + 0,000019 (rf— 18)]. 



Représentons par t s et t\ les températures des parties supérieure et 

 inférieure du magnéto mètre bifilaire, et admettons que la température 

 des fils de suspension t m est la moyenne de ces deux; alors: 



^ ^= 162,735 X 981,3 X 



12,4058[l+0,000011)fe— 16,7)] X12,4017[l+0,000023(^— 16,5)] 

 4 X 231,781 [1 + 0,000019 (/,„— 18)] 



= 26491,2 [1 + 0,000019 {t s — t m ) + 0,000023 % 

 En outre 



P \Eg _ Zjr 0 ,003* X 90 X 10 7 X 981,3 

 5 v l 5 A 231,78 



de sorte que 



D = 26492 [1 + 0,000019 (t s - t m ) + 0,000023^-]. 



Voici les éléments des magnétomètres unifilaires: 



Sud Nord 

 Longueur de l'aiguille: 1,28 cm. 1,35 cm. 



5 



donc distance polaire = - de la longueur: <r s == 1,07 cm. o H = i,l3 cm. 



Rapport entre le moment magnétique 



m, 



et le magnétisme terrestre : — = Jc s = 20 — = h n = 2 5 



H H 



Coefficient de torsion du fil : ê s = 0,00003 û n = 0,00004. 



Comparaison des champs aux endroits de V aimant et des aiguilles. 

 Ainsi que je l'ai déjà fait observer, nous sommes arrivés à cette con- 

 clusion que Tinfluence instrumentale des magnétomètres et des autres 

 parties des boussoles des tangentes était nulle. Le coefficient /est donc 



