460 



G-. VAN DIJK. 



N°. 



n 



6 



ô — n 



H 



i 

 i 











0 



<V 



n ^ 7qi 



|_io, / yj 



±L>,«7 0 



1, 1 V 



n nom q 



U,UUU 1 y 



3 



16,28 



[17,00] 



0,72 



0,00011 



4 



[16,36] 



17,01 



0,65 



0,00010 



5 



lo,4o 



[17,22] 



U, / y 



n a a m q 

 U,UUUId 



6 



[16,41] 



] 7,42 



1,01 



0,00016 



7 



16,39 















moyenne : 



0,00014 



donc f n = 1 — 0,00014 = 0,99986. 



Influence magnétique des boussoles des tangentes. Pour déterminer 

 cette influence, les magnétomètres ont été établis sur des plaques de 

 verre soutenues aux extrémités; ils étaient libres par rapport aux autres 

 parties des boussoles des tangentes, qui pouvaient tourner autour d'eux 

 de 30° de part et d'autre afin d'en déterminer l'influence. Dans chaque 

 position nous déterminions la direction de F aiguille, en même temps 

 qu'un autre magnétomètre accusait les variations de la déclinaison. 



Nous avons reconnu ainsi que, pour la boussole placée au nord, une 

 rotation de + 30° à — 30° produisait un changement de lecture du 

 miroir: de — 0,002 cm. (le signe — indiquant une rotation contraire à 

 celle de la partie considérée de la boussole) dans une première série, 

 de 0,000 cm. dans une autre; pour l'autre boussole cette différence 

 était de 0,004 cm. La distance à l'échelle était d'environ 3 m. 



Prenons comme exemple la détermination relative à la boussole sud. 

 Dans le tableau suivant, 0 signifie que la boussole a sa position normale; 

 -f- 30° et — 30° indiquent les positions après rotation de 30° dans 

 le sens des aiguilles d'une montre ou en sens contraire; S est la lecture 

 à l'échelle sud, N la lecture simultanée à l'échelle nord; S' la lecture 

 sud corrigée pour la variation de déclinaison. Tout est exprimé en 

 centimètres. 



