ÉQUIVALENT ELECTROCHIMIQUE DE i/ ARGENT. 461 



Position 



S 



N 



S' 



0 



36,22 



34,74 



36,22 



— 30° 



,20 5 



,73 



,21 5 



+ 30° 



,23 



,75 



,22 



— 30° 



,23 5 



,76 



,21 5 



0 



,23 5 



,74 5 



,23 



+ 30° 



,22 5 



,74 5 



22 



— 30° 



23 5 



75 5 



,22 



+ 30° 



,23 5 



,75 5 



,22 



— 30° 



945 



,77 



915 



0 



36,26 



34,77 



36,23 



Moyenne lecture: 0 36,227 cm. 



+ 30° 36,220 

 — 30° 36,216 



Une valeur plus élevée de la lecture sur l'échelle signifie une rota- 

 tion du miroir dans le sens des aiguilles d'une montre. Il en résul- 

 terait un changement de lecture de 0,004 cm. pour une rotation de 

 60°. Toutefois, les chiffres de la colonne S'- sont tellement peu diver- 

 gents, que les faibles écarts qu'ils présentent peuvent être attribués à 

 des erreurs de lecture. Nous admettrons donc que la partie mobile de 

 la boussole des tangentes n'a pas d'influence magnétique sur l'aiguille. 

 Nous pouvons dire la même chose de l'autre boussole, pour laquelle 

 les séries d'observations présentent exactement le même caractère. 



Influence des magnétometres. J'ai déjà décrit la construction du 

 magnétomètre. Il a été construit de manière à obtenir une influence 

 locale nulle. Afin d'examiner si cette condition était réalisée, nous a vous 

 suspendu la croix, avec l'aiguille et le miroir, à un fil de cocon indé- 

 pendant des autres parties du magnétomètre, qui pouvaient donc tour- 

 ner autour de lui. L'instrument était tourné de telle façon que son pied 

 touchait par le bord trois petits tubes de verre fixés à la table, et dis- 



