462 



G. VAN DIJK. 



posés à peu près symétriquement par rapport au bord. De cette manière 

 il était aisé de tourner l'instrument d'un mouvement absolument pur. 

 Afin d'éviter des influences perturbatrices possibles provenant de char- 

 ges électriques, nous avons recouvert de feuilles d'étain les tubes de 

 verre et le support du magnétomètre. L'angle de rotation était indiqué 

 par une aiguille en verre, fixée au magnétomètre, et mobile au-dessus 

 d'un cercle divisé. Nous avons reconnu de cette façon que l'influence 

 magnétique des magnétomètres était en effet sensiblement nulle; nous 

 avons fait tourner l'appareil d'angles différents, et nous avons observé 

 le changement de lecture au miroir au moyen d'une lunette avec 

 échelle; les changements observés, corrigés pour les variations de la 

 déclinaison, tombaient entre les limites d'erreurs de lecture. Ce fait 

 constaté, nous avons mis en place les diverses pièces des magnéto- 

 mètres; nous avons suspendu la croix avec miroir et aiguille à un fil de 

 cocon très fin, fixé au sommet de l'appareil; ce fil avait un diamètre 

 d'environ 8 p. Puis l'appareil était de nouveau examiné au point de 

 vue de son action magnétique. Le fil de cocon était tendu aussi exacte- 

 ment que possible suivant l'axe du tube de verre du magnétomètre, et 

 ce tube était lui-même centré avec soin sur l'appareil. De la manière 

 dont j'ai parlé, le magnétomètre était tourné de 5° dans une direction 

 positive ou négative. En avant du miroir était placée une lunette avec 

 échelle, à une distance de 280 cm., de sorte qu'une rotation de 5° cor- 

 respondait à un déplacement de 50 cm. de l'image de l'échelle. Nous 

 avons tenu compte de l'influence, sur la lecture de l'échelle, de la tor- 

 sion du fil de suspension résultant d'une rotation du magnétomètre; 

 les variations de la déclinaison s'observaient au moyen d'un autre 

 appareil. 



Comme résultat de nos mesures nous avons trouvé que pour le 

 magnétomètre sud une rotation de -|- 5° à — 5° , à partir de la 

 position d'équilibre, était accompagnée d'un changement de lecture 

 atteignant, dans diverses expériences: + 0,003 cm., +0,002 cm., 

 — 0,002 cm.; pour l'autre magnétomètre nous trouvions, dans diver- 

 ses mesures: — 0,007 cm., — 0,007 cm., + 0,003 cm., — 0,005 

 cm. La correction pour la torsion du fil de suspension a été apportée 

 à ces chiffres. Ils sont les moyennes de séries d'environ dix mesures. 

 Dans ces diverses déterminations l'aiguille était déplacée quelque 

 peu, tantôt en avant, tantôt en arrière, mais nous n'avons pas pu 

 constater une relation nette entre le changement de lecture et l'endroit 



