EQUIVALENT ELECTROCHIMIQUE DE l' ARGENT. 



467 



(7 — - de la longueur , la distance polaire de l'aiguille; 



pour un écart de la deuxième position principale } la distance des pôles 

 de l'aimant est donnée par l'équation : 



On peut se rendre indépendant de toute variation du moment magné- 

 tique de l'aimant (par changement de température) et d'une variation 

 de l'intensité horizontale du magnétisme terrestre, en faisant usage de 

 deux magnétomètres, entre lesquels on fait agir l'aimant de deux endroits 

 situés symétriquement par rapport au milieu. Pour arriver à la valeur 

 exacte de la distance des milieux des aiguilles, on permute les magné- 

 tomètres; la distance des fils de cocon est alors la moyenne distance des 

 milieux des aiguilles dans les deux positions. Si 



E est la distance des fils de cocon, et 



E t la quantité dont l'aimant a été déplacé, on a 



<a % = \{E-li!,). 



Yoici comment nous avons fait les dispositions. Les magnétomètres 

 étaient placés à une distance de 180 cm. environ l'un de l'autre; les 

 fils de cocon étaient mis, comme ci-devant, sur les traits 90 de 

 F échelle horizontale. Un banc d'optique — fixé à l'aide de plâtre à une 

 colonne en pierre de taille — était interposé entre les deux magnéto- 

 mètres. Sur les rails de ce banc d'optique j)ouvait se déplacer une glis- 

 sière portant l'aimant; ce dernier reposait dans deux pièces de laiton 

 en forme de V , fixées à une plaque en laiton qui pouvait être déplacée 

 à l'aide d'une vis micrométrique appartenant à la glissière. Les grands 

 déplacements s'obtenaient par déplacement de la glissière, les petits en 

 agissant sur la vis micrométrique. Dans la plaque de laiton était pra- 

 tiquée une ouverture où furent fixés deux fi] s en croix de St. André. 

 Immédiatement au-dessous de ce réticule et parallèlement aux rails fut 



x ) Voir Kohlratjsch, Lehrbuck der praktischen Physik, p. 338. 



