486 



G. VAN DIJK. 



lendemain matin. De petites parcelles d'argent, qui se détachaient 

 parfois lors du lavage , étaient soigneusement recueillies et pesées. 

 Nous laissions un deuxième dépôt se former sur le précédent, jus- 

 que ce qu'il se fût déposé en tout 3 gr. au maximum; une seule 

 fois seulement nous avons laissé se former un quatrième dépôt dans le 

 creuset B. Nous enlevions alors la couche d'argent; dans les cas où 

 l'argent se détachait par lavage nous ne laissions plus se former un nou- 

 veau dépôt avant d'avoir enlevé l'ancien. Cette exfoliation de l'argent 

 s'observait plus souvent chez certaines solutions que chez d'autres; bien 

 souvent elle n'avait pas lieu du tout. La quantité d'argent ainsi déta- 

 chée n'était du reste pas grande; elle n'atteignait que quelques dixièmes 

 de mgr. au plus, et nous avions toujours soin de n'en rien perdre pen- 

 dant le lavage. Souvent la couche d'argent était tellement adhérente à 

 la paroi de platine qu'elle ne se laissait enlever que par Faction de l'acide 

 nitrique. Après enlèvement de la couche d'argent, les creusets étaient 

 de nouveau traités à l'acide nitrique dilué et à l'éther, une manipula- 

 tion qui garantissait la propreté absolue de la paroi de platine. 



DÉTERMINATION DE i/lNTENSITB DU COURANT. 



Le courant provenait d'une batterie d'accumulateurs; le circuit con- 

 tenait: diverses résistances, deux voltamètres, un commutateur et une 

 des boussoles des tangentes. Les résistances et les yoltamètres se trou- 

 vaient à une distance d'environ 8 m. des boussoles; de là partaient 

 deux câbles enlacés qui se dirigeaient vers le commutateur, placé près 

 d'une des lunettes. Du commutateur deux systèmes pareils de câbles se 

 dirigeaient chacun vers une des boussoles des tangentes. Les courants 

 d'aller et de retour étaient ainsi juxtaposés, sauf dans cette portion du 

 circuit qui était formée par les résistances, les voltamètres et le com- 

 mutateur; un examen spécial a appris que cette portion du circuit 

 n'avait cependant pas d'influence notable sur les magnétomètres. À 

 l'aide d'un galvanomètre sensible nous avons cherché avec soin s'il n'y 

 avait pas de fuites dans les câbles enlacés ou dans d'autres parties 

 du circuit; mais nous avons constaté que partout l'isolement était 

 parfait. 



