490 



G, VAN DIJK. 



correspond à une variation de lecture sur l'échelle de 0,92 cm. Nous 

 avons pris la moyenne des lectures an variomètre faites pendant la 

 Première détermination de II, pendant le passage du courant et pendant 

 la Deuxième détermination de H; nous y avons apporté une correction 

 pour la variation de température. Nous avons pris à cet effet la tempé- 

 rature initiale comme température de la Première détermination de H, 

 la température finale comme correspondant à la Deuxième détermina- 

 tion, et la moyenne entre les deux comme température du variomètre 

 pendant le passsage du courant. La Première détermination de II et les 

 lectures au variomètre pendant cette Première détermination et pendant 

 le passage du courant permettent de calculer la valeur de H pendant ce 

 passage; nous avons opéré de même au moyen de la Deuxième déter- 

 mination de H, et nous avons pris la moyenne entre les deux valeurs 

 ainsi trouvées. Nous aurions d'ailleurs trouvé la même moyenne en 

 n'apportant pas la correction pour la variation de température; nous 

 avons toutefois fait la correction pour mieux juger du bon accord des deux 

 valeurs trouvées pour Dans la plupart des cas la différence était moin- 

 dre que n } nn de la valeur: quelques fois elle atteignait 77777-77 ou — -— - . 

 H 9000 > 1 1 & 6000 4o00 



Je donnerai comme exemple la détermination n°. 1. Dans le tableau 

 pour la Première détermination de H: 



t x est la température du thermomètre supérieur, 



t 2 „ „ inférieur , notées toutes deux 



au commencement des déterminations. Dans le Deuxième détermination 

 elles ont la même signification mais ont été notées à la fin. 



La première colonne fait connaître l'instant de la lecture au magnéto- 

 mètre bifilaire; cette lecture est placée dans la deuxième colonne; les 

 deux colonnes suivantes contiennent les lectures simultanées faites aux 

 magnétomëtres sud et nord ; la cinquième et la sixième colonne font con- 

 naître les lectures simultanées au magnétomètre nord et au troisième 

 magnétomètre (magn. 3). Dans la 7 me colonne j'ai placé les lectures de 

 la colonne 6 , corrigées pour la variation de déclinaison entre les deux 

 lectures du magnétomètre nord; de plus, à la 2 e et la 4 e des lectures 

 ainsi corrigées ont encore été apportées des corrections de - — 0,035 cm., 

 rendues nécessaires par le changement de lecture du magn. 3 produit 

 par le renversement de l'aimant du bifilaire. Enfin les colonnes 8 et 9 

 donnent les lectures des magnétomètres sud et nord, ramenées à la 

 déclinaison des premières lectures. 



