512 Gr. VAN DIJK. 



Comparaison du voltamètre à vase poreux et du voltamètre à siphon. 



Numéro 



Dépôt dans 

 le voltamètre 

 à vase poreux 



Dépôt dans 

 le voltamètre 

 à siphon 



Dépôt dans 

 le voltamètre 

 à gousse 



Nature 

 de la 

 cathode 



10 



2,39555 



2,39564 



2,39616 



platine 



11 



3,00546 



3,00599 



3,00641 



■>■> 



12 



1,01474 



1,01514 



1,01483 



)) 



13 



0,99907 



0,99909 



0,99929 



>> 



14 



1,01463 



1,01474 







15 



2,01791 



2,01806 



2,01843 





16 



2,06891 



2,06902 





>} 



17 



1,98865 



1,98873 







Ou déduit de là les différences suivantes entre les trois formes d< 

 voltamètres, absolues et réduites à 1 gr. de dépôt, le tout en mgr. 



Comparaison des trois formes de voltamètres. 



p 



Différence 

 siphon- vase poreux 



nbsolue 



par gr. 



Différence 

 gousse- yase poreux 



absolue 



par gr. 



Différence 

 gousse-siphon 



absolue 



10 



0,09 



0,04 



11 



0,53 



0,18 



12 



0,40 



0,39 



13 



0,02 



0,02 



14 



0,11 



0,11 



15 



0,15 



0,07 



16 



0,1] 



0,05 



17 



0,08 



0,04 



0,61 

 0,95 

 0,09 

 0,22 



0,52 



0,25 

 0,32 

 0,09 

 0,22 



0,26 



0,52 

 0,42 

 0,31 



0,20 



0,37 



0,22 

 0,14 

 — 0,31 

 0,20 



0,18 



