514 



G. VAN D1JK. 



irrégularité dont je n'ai pas pu découvrir la cause. On voit donc que 

 l'écart entre mes résultats et celui de M. Richaiids c. s. ne provient pas 

 de la concentration de l'électrolyte. 



Pour déterminer la correction qu'il faut apporter à la valeur que 

 nous avons trouvée pour F équivalent électrochimique de l'argent, pour 

 le cas où Ton emploie le voltamètre à vase poreux, on peut se servir des 

 déterminations 1 à 7. Dans ces expériences la quantité d'argent dé- 

 posée dans les voltamètres était d'environ 1 gr.; la concentration du bain 

 était d'ailleurs de 20 °/ OJ tout comme dans les déterminations de 

 l'équivalent. 



Comme moyenne différence entre les voltamètres à gousse et à vase 

 poreux il vient, comme nous l'avons déjà vu tantôt, 0,23 mgr. par gr. de 

 dépôt *); dans ces conditions, l'équivalent électrochimique de l'argent est: 



Pour recueillir les particules qui se détachent de l'anode, quelques 

 expérimentateurs (Kohlrausch, Kahle) ont placé sous l'anode une 

 cuvette en verre. Mais par la présence de cette cuvette il ne se dépose 

 pas d'argent au fond du creuset, ce qui prouve qu'une partie des produits 

 qui se forment à l'anode ne participe pas à l'électrolyse. Pour en 

 examiner l'influence sur la masse du dépôt, j'ai comparé un voltamètre 

 à gousse avec un voltamètre à cuvette. Il n'y avait du reste aucune 

 autre différence entre les deux voltamètres; les cathodes étaient con- 

 stituées par les creusets I et II, les anodes étaient des baguettes de 1 

 cm. de diamètre. Les cuvettes avaient 15 mm. de largeur et 8 à 10 mm. 

 de profondeur; elles étaient distantes de quelques mm. du fond du 

 creuset et étaient portées par trois tiges de verre, soudées au bord, dont 

 l'extrémité était recourbée et reposait sur l'anneau d'ébonite recouvrant 

 le creuset. Le tableau suivant fait connaître le résultat de ces déter- 

 minations. 



l ) Les déterminations 12 et 13 sont semblables aux déterminations 1 à 7, 

 mais elles ne permettent de comparer le voltamètre à vase poreux qu'avec un seul 

 voltamètre à gousse, tandis que dans les déterminations 1 à 7 nous avons 

 comparé deux voltamètres à gousse avec le voltamètre à vase poreux. Si l'on donne 

 donc aux déterminations 1 à 7 deux fois plus de poids qu'aux détermina 

 tions 12 et 13, les 16 déterminations 1 à 7 et 12 et 13 donnent une diffé- 

 rence de 0,22 mgr. par gr., un résultat qui pratiquement ne diffère pas du 

 précédent et conduit au même résultat final a' = 0,011180 



