516 



G. VAN DIJK. 



nombre supérieur de la colonne 3 se rapporte au dépôt dans II ou I 

 l'inférieur au dépôt dans B. 



Comparaison du voltamètre à vase poreux et du voltamètre a cuvette. 



p 



g 



Dépôt dans 

 le voltamètre à 



Dépôt dans 

 le voltamètre 



Diff. 

 en 



Différence par gr. 

 entre le voltamètre 

 à vase poreux et 



Nature 

 de la 



Jz; 



yase poreux 



à cuvette 



m st. 



le v.IIou I 

 à cuvette 



le volt. B 

 à cuvette 



cathode 



28 



1,98865 



1,98885 



0,20 





0,10 



platine 



29 



1,50878 



1,50878 

 1,50904 



0,00 

 0,26 



0,00 



0,17 



platine 



30 



1,52953 



1,52957 

 1,52973 



0,01 

 0,20 



0,03 



0,13 



argent 



31 



2,02063 



2,02103 

 2,02097 



0,40 

 0,34 



0,20 



0,17 



argent 



La différence avec le dépôt dans le voltamètre à vase poreux est 

 effectivement plus petite pour le voltamètre où il y a une cuvette sous 

 l'anode que pour celui où l'anode est entourée d'une gousse. Pour B 

 la différence est en moyenne de 0,14 mgr. par gr., alors que pour le 

 voltamètre à gousse cette différence était d'environ 0,3 mgr. par 

 gramme; pour les creusets I ou II la différence est aussi plus petite en 

 moyenne. 



Ces expériences ont donc prouvé que la cuvette sous l'anode, en 

 arrêtant le liquide anodique et en empêchant qu'i] se dépose de l'argent 

 au fond du creuset, diminue F influence des produits formés autour de 

 Fanode sur la grandeur du dépôt. La grandeur de cette influence 

 dépendra évidemment de la forme et des dimensions du creuset, des ' 

 dimensions et de la situation de la cuvette dans le creuset, enfin de la 

 forme et de la position de Fanode. Il n'est donc pas possible de déter- 

 miner la correction due à Femploi d'une cuvette, puisque cette correction 



