520 



G. VAN DLTK. 



Comparaison du voltamètre a vase poreux et du voltamètre a papier 

 a filtre (Réchauds c. s.) 





Dépôt dans 

 le voltamètre 

 à vase poreux 



Dépôt dans 

 le voltamètre 

 à papier 



Différence 

 papier — 

 vase poreux 

 en mgr. 



Différence 

 en °/ o : 



Voltamètre à papier avec creuset comme cathode 



Détermina- 

 tions 1899 





1 94267 



1,43 



0,074 



1 76283 

 3 04996 



1 76425 

 3 05270 



1,42 

 2,74 



0,080 

 0,090 





2,26624 



2,26680 



0,56 



0,024 





2,17189 



2,17215 



0,25 



0,012 





2,17896 



2,18071 



1,75 



0,080 





2,11095 



2,11134 



0,39 



0,019 





2,14906 



2,14974 



0,68 



0,032 



o 



2,09580 



2,09648 



0,68 



0,033 



Ci 

 i — i 



2,09580 



2,09650 



0,70 



0,033 



m 

 O 



1,65487 



1,65520 



0,33 



0,020 



"-4-3 



2,09756 



2,09840 



0,84 



0,040 



s 



2,09756 



2,09834 



0,78 



0,037 



<V 

 -M 



2,02063 



2,02100 



0,37 



0,018 



VCU 

 fi 



2,02063 



2,02144 



0,81 



0,040 





2,31490 



2,31568 



0,78 



0,034 





2,22259 



2,22343 



0,84 



0,038 





2,67266 



2,67364 



0,98 



0,037 









Moyenne : 



0,041 



Voltamètre' à papier avec une capsule plate comme cathode 



Détermina- 



3,09629 



3,09918 



2,89 



0,093 



tions 1899 



2,53256 



2,53439 



1,83 



0,072 



Détermina- 

 tions 1902 



2,16429 

 2,09580 

 1,65487 



2,16538 

 2,09653 

 1,65549 



1,09 

 0,73 

 0,62 



0,050 

 0.035 

 0,038 









Moyenne : 



0,058 



