522 



G. VAN DIJK. 



solutions préparées au moyen de sel cristallisé ou de sel fondu avait 

 une influence sur le dépôt. Des expériences faites par M. Leduc ont 

 appris que l'addition d'acide nitrique diminue la quantité d'argent 

 déposée, bien qu'à un faible degré, — p. ex. de 0,02 % pour une 

 acidité 0,01 normale — ; on peut donc admettre que dans des solutions 

 données comme neutres (Eayleigh et Sidgwick, Pellat et Potier, 

 Kahle et nous-mêmes) la quantité d'acide aura été beaucoup trop petite 

 pour avoir une influence sensible sur la masse du dépôt. Dans les 

 diverses déterminations de l'équivalent la concentration variait de 15 à 

 40 °/ Q ; pour autant qu'on paisse en juger, la densité du courant à 

 l'anode était généralement plus petite que 0,02 (C. G. S.); dans la plu- 

 part des déterminations elle ne dépassait même pas 0,01 (C. G. S.). Or 

 on a reconnu en général que dans ces circonstances les écarts entre les 

 divers voltamètres, causés par des réactions secondaires s'opérant autour 

 cle l'anode, sont très petits (n'atteignent pas même 0,01 %). 



A la fin de l'électrolyse les dépôts étaient lavés à l'eau distillée, puis 

 sèches. Lord Eayleigh et Mrs. Sidgwick portaient leurs creusets, après 

 dessiccation à 160°, à la température du rouge; ce chauffage était accom- 

 pagné d'ordinaire d'une diminution de poids. La valeur de l'équivalent, 

 déduite des pesées avant le chauffage au rouge, est 0,011181. Pour 

 pouvoir comparer leurs résultats avee ceux d'autres expérimentateurs, 

 j'admettrai dans la suite cette valeur comme celle obtenue par Lord 

 Eayleigh et Mrs. Sidgwick. 



Au point de vue de l'influence du liquide anodique sur le dépôt , on 

 peut distinguer trois formes de voltamètres: 



1. Voltamètre dont la cathode est un creuset ou une capsule, l'anode 

 une tige d'argent ou une plaque, entourée de papier à filtre ou d'une 

 gousse. Dans ces voltamètres le liquide anodique vient en contact avec 

 la cathode. 



2. Voltamètres où le liquide anodique n'arrive pas à la cathode; tel 

 est le cas pour les voltamètres à vase poreux et à siphon. Entre ces deux 

 formes on a: 



3. Voltamètres où le liquide anodique est partiellement mis hors 

 d'action; ce sont ceux où une cuvette est placée sous l'anode et les 

 voltamètres à verre. Dans cette dernière forme, c'est la hauteur à 

 laquelle les électrodes sont placées dans la solution qui détermine 



