F. J. STAMKART. DESCRIPTION DE LA BOUSSOLE D'INTENSITÉ. 207 



Enfin calculez i = — x -~-° S -^ ^ (5) 



r 3 cos | (y' — (pjcosz 



Les calculs (2) et (5) peuvent aussi être faits facilement d'avance, 

 de sorte qu'alors on trouve directement, dans une Table, 

 l'intensité correspondant à un angle observé des aiguilles, 

 A M B = (f' + (p. Il faut encore remarquer que dans le calcul ^ 

 (2) il n'y a pas à tenir compte du signe de u; que u sr\ 

 ou — , on obtient la même valeur de z. 



Un exemple numérique éclaircira la marche à sur* 



Supposons que pour un couple d'aiguilles on 



Distance des pôles au centre des aiguilles décim. 



Rapport de la somme des moments j 

 magnétiques des aiguilles à la diffp = 0,06165 



rence de ces moments, 



Somme des moments w quilles 

 à la distance de 1 d' A = 7,9682 J ) 



Ces aiguille? ane distance de . . . 1,65 décim., 



on a oh* ^ailles un angle cp' -h cp = 55°,5. 



couver, à l'aide de ces données, l'intensité 

 0 iiétique horizontale. 



ovd on a, — une fois pour toutes, — . . L 2 = 0,3962. 



Log. A = 0,90136 = 2^7225 



Log. r 3 = 0, 81 91 3 Somme r 2 =375163 



et Log. « = 8,78993 Log. = 



0,08223 Log. L 2 = 9,59868 



Log. r 2 = 0,54609 



9,05259 



') Les unités dans ce nombre sont, quant à la longueur, le décimètre, et 

 quant à la force magnétique, l'intensité horizontale du magnétisme terrestre à 

 Amsterdam. Si l'unité de longueur est prise n fois plus longue ou plus courte , 

 A doit être pris n* fois plus grand ou plus petit, 



