F. J. STAMKART. DESCRIPTION DE LÀ BOUSSOLE D'iNTENSITÉ. 209 



ne donne donc pas la valeur absolue de l'intensité des forces 

 magnétiques, mais seulement la valeur relative; la mesure, dans 

 laquelle cette intensité est exprimée, est toujours l'intensité hori- 

 zontale de la force magnétique terrestre du lieu où la constante 

 A a été déterminée. Dans les limites peu étendues de notre pays, 

 ces mesures ne diffèrent toutefois pas beaucoup. En prenant pour 

 unité l'intensité à Amsterdam, celle de Rotterdam, par exemple, 

 est == 0,994-, d'après les observations de M. E. Quetelet. 



Il est évident aussi , que , si les aiguilles aimantées perdent 

 quelque peu de leur force, ainsi qu'il arrive ordinairement, cela 

 doit entraîner un changement correspondant de A , et que si cette 

 diminution de force ne se fait pas d'une manière proportionnelle 

 pour les deux aiguilles, le rapport « changera également. Il est 

 donc nécessaire de manier les aiguilles avec quelque soin , et sur- 

 tout d'éviter, si elles sont placées dans une même boîte, que les 

 pôles de même nom ne soient rapprochés l'un de l'autre , fût-ce même 

 pour un temps très court; il faut toujours, dans ce cas, que les 

 aiguilles se regardent par les pôles de nom contraire. On doit 

 aussi les préserver de tout choc, par exemple, ne pas les laisser 

 tomber; ne pas les exposer aux rayons du soleil, qui les échauf- 

 feraient fortement, etc. Moyennant ces précautions très simples, 

 la diminution de force, éprouvée par des aiguilles faites d'acier 

 bien trempé, est généralement «très petite, et d'autant plus petite, 

 qu'il s'est déjà écoulé un temps plus long depuis la dernière aiman- 

 tation. Du reste, le voyage achevé, les grandeurs constantes 

 peuvent facilement être déterminées de nouveau , et quant à l'usage 

 à bord , pour trouver les déviations de la boussole , il importe assez 

 peu, ainsi que nous le verrons plus loin, que les forces magné- 

 tiques des aiguilles soient légèrement modifiées. 



Ayant ainsi exposé brièvement les principes sur lesquels repose 

 la mesure de l'intensité horizontale au moyen de la boussole d'inten- 

 sité , et avant de passer outre et d'expliquer aussi comment il se 

 prête à la détermination des déviations, je vais faire connaître un 

 peu plus en détail l'instrument lui-même, tel que je l'ai fait con- 

 struire. Peu de mots suffiront à cette description". 



