— sa — 



aide M. Vanden Bosch et moi, imaginé un dispositif nouveau et 

 que nous croyons intéressant de signaler. 



On sait que les appareils à lecture directe comprennent (Fig. 1) 

 un déclinomètre D, un bifilaire G et une balance magnétique I. 

 Ces appareils sont posés chacun sur une tablette en pierre fixée 

 sur un pilier (les piliers sont disposés à peu près aux sommets 

 d'un triangle isocèle). Les deux premiers D et C sont dans la direc- 

 tion du N-S magnétique et la balance I occupe le sommet du 





- K 



1" 





I 





P 









h 







è 



C 



triangle tourné du côté W. Au milieu de la base du triangle se 

 trouve un quatrième pilier à tablette P, dit pilier des lunettes. 

 (Vesl sur cette dernière tablette que sont disposées trois lunettes 

 identiques L, 1/ et L", braquées chacune sur un des instruments ; 

 les lunettes étant placées de façon que le champ de la visée de 

 chacune d'elles ne soit pas masqué par la présence des lunettes 



Nous nous sommes proposé de supprimer deux des lunettes 

 1/ et L", et voici comment le problème a été résolu. 

 Un prisme à réflexion totale R, de 5 centimètres de hauteur et 



