- 1£56 - 



aussitôt en Angleterre et en Amérique, puis en France. L'émana- 

 tion est recueillie dans de minuscules tubes de verre de 10 à 

 15 millimètres de long, et de moins d'un demi-millimètre de 

 diamètre, de façon à pouvoir être introduits à l'intérieur d'une 

 aiguille à injections hypodermiques en platine iridié ; ce tube 

 minuscule a une capacité de 1 millimètre cube. On pourrait à la 

 rigueur y introduire un curie d'émanation, qui occupe 0,6 milli- 

 mètre cube ; mais on se contente d'habitude de 10 à 30 milli- 

 curies. Pour déterminer la quantité d'émanation, on l'exprime au 

 moyen de l'unité que l'on a appelée le curie : c'est la quantité 

 d'émanation en équilibre avec un gramme de Radium-élément ; 

 les sous-multiples se dénomment le millicurie, le microcurie et le 

 millimicrocurie. Le microcurie égale environ 8 milligrammes 

 minute de Radium-élément. Les aiguilles utilisées pour l'intro- 

 duction des tubes d'émanation, ont une longueur de 2,5 à 12 cen- 

 timètres ; le tube lui-même est muni d'un chas permettant d'y 

 passer un fil, au moyen duquel on peut déplacer l'appareil éma- 

 nifère au cours de l'application ; la pointe de l'aiguille est bouchée 

 au moyen de paraffine pour empêcher l'issue du tube de terre. 

 Ces aiguilles porte-tubes émanifères sont implantées en grande 

 quantité dans la tumeur cancéreuse- Une stérilisation rigoureuse 

 des appareils est indispensable. Les mêmes aiguilles porte-tubes 

 émanitères servent successivement au traitement de plusieurs 

 malades; mais, pour obtenir une même quantité d'énergie, la 

 durée d'application sera de plus en plus longue, la radioactivité 

 du tube diminuant suivant une fonction exponentielle. C'est ainsi 

 par exemple, ([n'en utilisant un tube contenant 150 millicuries, 

 on pourrait procéder à 14 traitements successifs, chacun d'eux 

 durant le temps nécessaire à la destruction de 10 millicuries 

 On aurait de la sorte utilisé effectivement 140 millicuries ; 

 les 10 millicuries de surplus se perdent pendant les inter- 

 valles des traitements, intervalles qu'on pourrait supposer 

 d'une heure chacun, soit le temps nécessaire pour procéder 

 à la stérilisation des tube- et à la préparation de l'outillage pour 

 le traitement suivant. Pour arriver à cette destruction successive 

 de 10 millicuries, il faut, pour chaque traitement, un temps qui va 

 croissant de neuf heures environ pour la première application, 



