— »4>» - 



se déplace dans la lunette. Ce mou vcnient consiste principalement 

 dans une élévation cl un abaissement périodiques. 



On amène l'image de la l'ente dans sa position la plus élevée 

 ou une position approchée. 



A l'aide des vis de réglage de ht plaie-forme on ramène l'image 

 de la l'ente — en diminuant en même lemps, si c'est nécessaire, 

 l'inclinaison de la lunette d'observation ou du collimateur - dans 

 une position moyenne. On recommence l'opération jusqu'à ce que 

 l'image de la fente ne bouge plus. Le plan réfléchissant est alors 

 perpendiculaire à l'axe de rotation. 



Afin de justifier le procédé, examinons de plus près et dans 

 le cas le plus simple, celui où les lunettes sont rigoureusement 

 opposées, le déplacement dans le plan focal de la lunette d'obser- 

 vation de l'image par réllexion d'un point choisi du plan focal 

 du collimateur. 



Comme le problème consiste dans l'étude de directi 



plan. 



Tant que le miroir n'est pas placé, les points correspondants 



