- 334 — 



Deuxième Section 



Il est d'abord procédé au renouvellement du Bureau. Sont élus : 

 Président : M. M. de Broglie. 

 Vice- Président : M. de Hemptinne. 



R. P. V. SCHAFFERS. 



Secrétaire : H. P. Lucas. 

 On convient de formuler comme suit la Question de concours : 

 On demande une contribution, théorique ou expérimentale, à 

 l'étude des isotopes. 



M. le D r Étienne Henrard, qui a bien voulu offrir une aimable 

 hospitalité à la Section, présente Ylonomètre du D r Solomon. 



Les appareils employés jusqu'à ce jour pour le dosage des 

 rayons X ne donnaient point toute satisfaction. Je ne rappellerai 

 que les plus répandus, l'étincelle équivalente de Beclère, le radio- 

 chronomètre de Benoist, le quantitomètre d'HoItzknecht, la 

 pastille de Sabouraud-Noiré (effet Villard), le chromoradiomètre 

 de Bordier, le dispositif de Holtzknecht employant également 

 l'effet Villard. Dans l'appréciation des virages du réactif, il entre 

 un gros élément subjectif. 



Aujourd'hui le D r Solomon de Paris nous présente un appareil 

 basé sur un principe rationnel et qui semble appelé à un grand 

 succès. L'ionomètre radiologique est constitué essentiellement par 

 un électroscope à feuille relié à une chambre d'ionisation par 

 l'intermédiaire d'un conducteur, souple aux deux extrémités. 

 L'électroscope et le conducteur de liaison sont recouverts d'une 

 gaine métallique à la terre ; seule, la chambre d'ionisation est 

 soumise à l'action des rayons X et, eu égard à ses petites dimen- 

 sions, peut même être introduite dans les cavités naturelles. 



La chute de la feuille d'un certain nombre de divisions, disons 

 de 60 «à 10, correspond à un travail d'ionisation bien défini rap- 

 porté au Radium élément et mesure la quantité d'énergie reçue 

 par la chambre d'ionisation sous forme de rayonnement total, 

 direct et secondaire. 



La capacité du système, électroscope et chambre d'ionisation, 



