- 33Ï — 



On peut d'abord l'utiliser comme thermomètre différentiel. Il 

 suffit pour cela d'allonger les branches verticales. De fait, les 

 thermomètres différentiels tournis par certains constructeurs sont 

 construits d'après <v prim if..>. D'autres ne se donnent pas la peine 



des thermomètres à air, dont la sensibilité, comme nous l'avons vu 

 dans notre première note, est beaucoup moins grande. 



Avec les boules remplies, au contraire, de vapeur saturante 

 d'alcool ou mieux encore d'éther, la sensibilité est excellente, et 

 permet de suppléer la pile thermo-électrique pour un bon nombre 

 d'expériences qualitatives sur le rayonnement, sur la conductibi- 

 lité des liquides et des gaz etc. S'il s'agit d'expériences quantita- 

 tives, il tant toujours mesurer h hauteur de la colonne liquide 

 dans les deux branches verticales et en prendre la différence ; car 

 la distillation qui a lieu dans l'appareil peut faire varier les 



vapeur contenus dans les boules, sans changement 



seconde boule s'explique suffisamment par le passage des bulle 

 de vapeur et d'air chassées de la boule chauffée. 



Voici une expérience plus simple et plus instructive. Couchons 

 l'appareil sur la table, après l'avoir secoué de manière qu'il 

 reste une bulle dans le long tube de communication horizontal. 

 Si petite que soit cette bulle, si nous appliquons le bout du doigt 

 sur le tube à l'endroit où elle le touche, nous la verrons se déve- 

 lopper rapidement. Appliquons alors plusieurs doigts sur le tube 

 horizontal : la bulb- atteindra bien lot de part et d'autre la partie 



pas de vapeur (le doigt, ou la main tout entière, appliqué au tub 



