— — 



de cette communication est de montrer qu'avec un appareillage 

 peu compliqué, on peut effectuer automatiquement la compa- 

 raison des signaux horaires et du garde-temps local avec une 

 précision bien supérieure au 0,01 de seconde. 



11 sullit à cet effet d'enregistrer, au moyen du galvanomètre à 

 corde d'Einthoven, simultanément les signaux T. S. V., les batte- 

 ments du garde-temps local et aussi, comme contrôle du défile- 

 ment du papier sensible, les vibrations d'un diapason de 100 V. D. 

 par exemple. Les diagrammes obtenus sont 1res lisibles et se 

 prêteraient à des mesures fort précises, de l'ordre au moins du 

 millième de -econde. A titre d'exemple, nous en mettons un sur 

 la planche ci-contre. Cette reproduction mécanique ne donne 

 toutefois (prune idée imparfaite de la iinesse de l'original. 



Le dispositif très simple d'enregistrement décrit en détail dans 

 la I! m i: dks Oiestio.ns scientifiques (' ) n'a du être modifié que 

 d'une façon insignifiante. Les vibrations du diapason ont été 

 transmises par induction au circuit comprenant déjà le micro- 

 phone ; et la vitesse de défilement de la préparation photogra- 

 phique (papier ou film) a été augmentée dans une proportion 

 telle que les vibrations du diapason soient convenablement 

 «'•pu ré. -s les unes des autres. 



un appareil d'enregistrement qui nous a été gracieusement prêté 

 par la maison Edelmann, de Munich. (Ju'ellc veuille bien trouver 

 ici l'expression de notre reconnaissance. 



Pour l'interprétation du diagramme deux mots suffiront. 



(')Voir Réception phnho/caph^ne ,/,.s radioH^rannm-s et comparaison 

 précise des pilules astronomique* et des chronomètres a distance, «lans 

 Rev. des Quest. scientik., janvier 1913. 



