﻿98 



A. SMITS. 



ble. La surface métallique ondulée est reliée à un miroir au moj'^en cVun 

 mince fil de verre étiré. Ce miroir est mobile à frottement très doux 

 autour d'un axe. Un ressort de montre^ fixé à cet axe^ maintient le fil 

 de verre à un état de tension suffisante. Le rotation du miroir se lit au 

 moyen d'une lunette sur une échelle graduée. Le baromètre est ren- 

 fermé dans un cylindre de verre. L'aj)2oareil entier est disposé de manière 

 à pouvoir dessécher (au moyen de ^5 ) 1^ baromètre aussi bien que le 

 cjdindre^ et mettre Tun ou l'autre de ces deux espaces en communication 

 avec la solution à examiner ou avec de Teau. 



Afin d'arriver à un degré plus grand de précision^ M. Dieterici mit 

 alternativement — le vide ayant été fait préalablement dans T appareil — 

 l'espace externe et l'espace interne de l'anéroïde en communication avec 

 de l'eau et avec la solution. IL prit alors la moyenne des deux déviations 

 observées. 



La sensibilité de l'appareil fut déterminée -pav M. Dieterici comme 

 suit. L'espace interne fut mis en communication avec de la vapeur d'eau 

 à 0°^ après que resj)ace externe eût été desséché au moyen de P^O-. 

 La vapeur d'eau fut ensuite introduite dans Tespace externe^ tandis 

 qu'on desséchait l'espace interne. L'écart total ainsi obtenu^ c'est à dire 

 la somme des écarts à droite et à gauche fut de 340 divisions de l'échelle. 

 Posons 4^620 mm. Hg. pour la tension de vapeur de l'eau à 0^. Il en 

 résulte que 2 X 4,620 mm. Hg. = 340 divisions de l'échelle, et que, 

 par conséquent, une division = 0,0272 mm. Hg. 



Comme M. Dieteeici (1. c. p. 5 S) admet probablement par erreur 

 0,0136 pour la valeur d'une division de l'échelle, la sensibilité réelle 

 est la moitié seulement de ce qu'il donne. 



Afin de contrôler l'exactitude de ces données numériques, M. Die- 

 terici détermina au moyen de son appareil ps et p,,, ainsi que p„< — p.s, 

 Ps étant la tension de vapeur de la solution, et piv celle de l'eau. Il faut 



alors que— +^-^^^^ —= 1. Cette somme ne difi'ère pas de plus de 



0,002 environ de l'unité. L'erreur était donc de 0,002 p„, ou environ 

 0,01 mm. Hg. 



