﻿EXPERIEÎ^CES A l'aide DU MICROMAXO:VIÈtRE. 



99 



§ 2. Petxcipe sur lequel repose la construction du manomètre; 

 determination des constantes de l^ippareil. 



Le princiiDe que Ton doit à Kretz ^) repose sur les considérations 

 suivantes. 



rigurons-nous un tube en U vertical^ dont les brandies s'évasent 

 aux bouts supérieurs en deux larges récipients cylindriques. Soit m le 

 rapport du diamètre du récipient à celui du tube. Si le manomètre est 

 rempli de liquide jusque dans sa portion élargie^ et que Ton exerce à 

 la surface du liquide dans Tune des branches une pression qui déprime 

 la surface de 1 mm.^ une autre couche liquide quelconque dans le tube 

 mince subira un déplacement de m mm. 



Afin de pouvoir observer le déplacement de liquide dans les bran- 

 ches du manomètre^ nous devons nous servir de deux liquides, de 

 ju'éférence peu solubles Tun dans Tautre^, et donnant une surface de 

 séparation bien nette. Et les liquides devront être introduits dans le 

 manomètre de telle manière que les plans de séparation soient situés 

 dans les branches étroites du tube. La difficulté réside dans le choix 

 des liquides. 



Il s'agissait d' employer le manomètre dans le vide. Je choisis donc 

 Teau comme liquide le moins dense ^ attendu que Ton peut si aisément 

 Tisoler au moyen d'huile. Le second liquide devait répondre aux condi- 

 tions suivantes : 



1. être plus dense que Teau; mais la différence de poids spécifique 

 devait être très faible,, et ne pouvait dépasser certaine limite ; 



2. former un méniscjue bien net au contact de Teau; 



3. ne pas adhérer aux parois de verre^ si l'on voulait que le mano- 

 mètre eût la sensibilité voulue^ mais couler dans un petit canal d'eau. 



Après bien des essais infructueux^ je découvris que Taniline répond 

 le mieux à ces diverses conditions. 



Une partie d'aniline se dissout à 12° dans 31 parties d'eau et possède 

 à 14° un poids spécifique de 1^0269. 



Si l'on verse d'abord de l'eau dans un manomètre de verre de soude et 

 qu'on y ajoute ensuite la quantité désirée d'aniline^ celle-ci se sera rassem- 

 blée au bout de quelque temps dans la pnrtie inférieure du manomètre, 

 et adhérera au verre. 



') Jamix, Cours de physiciac, Ed. TII, T. 4 p. 218. 



7* 



