﻿EXPÉRIENCES A l'aIDE DU MICROMANOMÈTRE. 101 



Oi'; si Ton exerce à la surface de Thuile^, clans la branche droite^ une 

 pression de x mm. d^eau de densité 1_, à la suite de laquelle la distance 

 verticale des surfaces de Tliuile varie de z mm., réquation d'équi- 

 libre devient 



r'^h + ['1 +72^ — ''^'-) + {p + Sa = rsu + 



+ {q+p-'i2^+ %^^^'^) + (2). 



Soustrayons (1) de (2) il vient 



X = mz {^a — ('^)- 



Kepréseutons maintenant par ç la variation mz de la distance des 

 surfaces d^ aniline^ alors 



"• = ^^■'-^^0 



Le ternie entre parenthèses représente le facteur de sensibilité que 

 nous nommerons Cj). 



Supposons^ dans Féquation (4)^ m = x)_, alors 



X = Çi [s a . — S(>j ; 



pour Taniline à 20° on a = 1^022 



et pour Teau à 20° Se = 0,998 



5a — ^-e = 0,024. 



Par conséquent x = 0,024 p 

 ou p = 41,66 X. 



La sensibilité maxima serait donc 41,66 fois plus grande que chez un 

 manomètre à eau. 



Chez le manomètre par moi employé m était environ 163, et comme 

 on verra plus tard, la sensibilité était 30 fois celle d'un manomètre 

 à eau. 



DÉTERMINATIONS DE LA SENSIBILITE. 



La détermination de la sensibilité s'est faite de différentes manières. 



1. Par inclinaison. 

 L'inclinaison du micromauo mètre fait varier la position des surfaces 



