﻿EXPÉRIENCES A l'aIDE DU MICEOMANOMETRE. 



103 



Nous voyons donc que si Ton connaît /c, p et s a il est facile de 

 calculer le facteur de sensibilité. 



avais adaj^té un ^^etit miroir au support auquel était fixé le mano-^ 

 mètre. Une vis calante,, aj^partenant au pied du support^ permettait 

 d'incliner le manomètre d'un petit angle. Le miroir jn'ojetait Tirnage 

 d'une échelle graduée en mm. dans une lunette placée à quelque dis- 

 tance. En mesurant la distance du miroir à Tobjectif de la lunette^ et 

 faisant la lecture à la lunette après chaque inclinaison^ il me fut natu- 

 rellement facile de trouver T angle d'inclinaison. Il y a moyen ensuite de 

 calculer^ au moyen de la distance l, les quantités k et p ; le déplacement 

 fut lu après chaque inclinaison. 

 Je trouvai p. ex. à 13°^65: 



k = l du oc = 0,7449 

 p = 22,46; 



donc 



p + k = 23,205. 

 Et comme à 13°,65, s'u = 1,027, le facteur de sensibilité est 

 = 0,032967. 



11. Par addition d'une quantité pesée d'huile dans l'un 

 des réservoirs, et mesure du 

 déplacement produit dans les surfaces d'aniline. 



Soient p gr. la quantité d'huile et 2r le diamètre des réservoirs. La 



pression par cm^ est augmentée de — S^'- 



Soit w la variation de la distance des surfaces d'aniline; le facteur 

 de sensibilité sera 



P 



Je trouvai ainsi à 14°, pour Cp, 0,03273, une valeur qui concorde 

 bien avec le résultat obtenu au moyen de la première méthode. 



C'est cette dernière valeur de (p dont je me servirai dans la suite, 

 car 6\, n'est pas suffisamment connu. En effet, nous n'avons pas ici de 

 l'aniline puie, mais de l'aniline saturée d'eau. 



Je m'aperçus que le manomètre était très sensible aux variations de 



