﻿10-i 



A. SMITS. 



la température. Je le plaçai donc dans mie cuvette de verre ^ daus 

 laquelle circulait Teau de la distribution. La température du baiu d^eau 

 se maintint constante pendant la journée entière à 0°^1 près. 



Pour des raisons d'ordre pratique^ la partie supérieure du manomètre, 

 c'est à dire les réservoirs ne furent pas immergés dans le bain d'eau, 

 mais seulement les branches étroites. Je pus me convaincre, lors de la 

 déduction de T équation d'équilibre, que ce refroidissement partiel a la 

 même influence sur le résultat que le refroidissement total. 



Pour trouver le coëfîicient de température, je commençai par déter- 

 miner suivant la méthode I le facteur de sensibilité à diverses tempéra- 

 tures. Je déterminai ensuite sans inclinaison jjréalable la distance ver- 

 ticale des surfaces d'aniline à diverses températures. Dans cette dernière 

 opération, les surfaces d'aniline étaient à dessein très éloignées l'une de 

 l'autre, parce que l'influence de la température se fait ainsi le plus sentir. 



Je trouvai ainsi, pour la valeur du coëfficient de température, 2,3 % 

 par degré de changement de température. 



§ 3. Desceiption des diverses pièces du micromanomèïre. 

 (Yoir Pis. I et II.) 



Dans la figure schématique 1, ^ représente le manomètre; B et B' 

 sont deux ballons, que Ton remplit respectivement d'eau ou d'une 

 solution. Ces ballons sont reliés au manomètre au moyen de pièces 

 rodées et de longs tubes. Chacun des ballons peut être isolé du reste de 

 l'appareil au moyen d'un robinet. C, C et J) sont trois ballons, reliés 

 de la môme manière à l'appareil. C renferme de l'acide sulfurique con- 

 centré, et est pourvu d'un manomètre à mercure, j)ermettant de lire la 

 tension régnant dans l'appareil. C et D renferment -P^^s- Cîes trois 

 ballons servent à dessécher l'appareil; l'acide sulfurique en particulier 

 sert à absorber les vapeurs d'aniline, s'il s'en trouve dans l'ai^pareil. Z 

 permet d'y faire le vide. En réalité, les robinets de 3-7 sont rem23lacés 

 par des godets de mercure. La forme des appareils dessiccateurs est 

 illustrée par la fig. YII. Le tube a se glisse sur un tube plus étroit, 

 enveloppé inférieurement d'un manchon rempli de mercure. C'est de la 

 même manière que le manomètre est relié à Tappareil, comme le montre 

 la fig. IL On glisse les tubes a; et a--' sur les tubes plus étroits y et y' 



