﻿EXPERIENCES A l'aIDE DU MICROMANOMETRE. 



105 



(fig. III)^ et on les fait plonger clans le mercure des manchons g et g' . 

 Les ballons B et B' (fig. I) ont la forme illustrée par la fig. lY a^ et 

 peuvent être reliés au moyen de pièces rodées aux tubes en U de la fig. 

 lY. Quand on glisse ces derniers tubes sur les tubes q et q fig. III^ les 

 ballons peuvent être mis en rapport avec Tappareil. La communication 

 peut être rompue ou rétablie à volonté en s et en s' au moyen de mercure. 



La fig. Y donne la projection verticale de l'appareil^ sans manomètre. 

 La signification des pièces TT' , s-s et Jck' est la même que dans la fig. III. 



En Je et k' les tubes sont recourbés en arrière et puis de nouveau vers 

 le bas. Ils forment plus loin deux nouveaux tubes en U, RR' c|ui se 

 terminent en Z et Z' (figs. Y et YI) sous forme de tubes de 90 cm. de 

 longueur. L'ensemble de même que dans la fig. III ^ fait fonction de 

 robinets. Ce sont les robinets 3 et 4 de la figure schématique. Si^ en 

 effet nous faisons monter le mercure en Z et Z' dans les branches 

 des tubes en U, la communication entre les deux moitiés du manomètre 

 est rompue. Ceci s'obtient facilement en soulevant les réservoirs à mer- 

 cure qui sont reliés à ces tubes. 



Aux tubes en U R et R! sont scellés^ avant qu'ils se soudent en P 

 (fig. YI)^ d^ autres tubes en U , également munis en Cet C de bouchons 

 de mercure. Ces bouchons remplacent les robinets 5 et 6 du dessin 

 schématique. 



Après la jonction en V , vient un nouveau tube en JJ à bouchon de 

 mercure en I). Ce bouchon remplace le robinet 7 du dessin schématique. 

 Le tube L conduit à la machine pneumatique. A ce tube est finalement 

 soudé encore un tube en U, E F, à robinet et bouchon de mercure^ per- 

 mettant de donner facile admission à l'air dans l'appareil. La machine 

 pneumatique est également munie de bouchons de mercure. 



Je ferai encore remarquer que les appareils dessiccateurs C, C et D 

 de la fig. YII sont munis chacun d'un robinet de Geissler ])ermettant 

 d'enlever facilement ces appareils s'il est nécessaire de les remplir à 

 nouveau^ et cela sans qu'il entre de l'air dans l'appareil entier. 



L'appareil est établi sur un support en bois^ et isolé du plancher. 



Quand on remplit un manomètre dont il s'agit de faire usage dans le 

 vide_, il faut faire attention à divers détails. Une des premières condi- 

 tions c'est que l'eau renfermée dans le manomètre soit bien bouillie. 

 En effets une petite quantité d'air^ restant adhérer au verre ^ peut être 

 cause qu^'ci un degré déterminé de raréfaction l'eau se mette à bouillir. 

 Le manomètre est alors mis hors d'usage. 



