﻿MESURES CONCERNANT l'*INELUENCÈ D^'uNE AIMANTATION^ ETC. 227 



Dis]]osition II. Changement de phase pour une aimantation 



P. 



83,7 



A. 



120 



— 0,3 (1,0) 









300 



+ 0,5 (0,5) 



p. 



173,7 



A. 



246 



— 1.5 (0,5) 









66 



-h 0,8 (0,6) 



p. 



263,7 



A. 



300 



+ 0,6 (0,5) 









120 



- 1.8 (0,7) 



p. 



353,7 



A. 



66 • 



— 3,4 (0,8) 









246 



- 1.8 (0,8) 



moyenne — 0,8 



On voit que dans cette série II une aimantation -|~ diminue Tazimutli 

 et augmente la différence de phase. 



8. Comparaison des séries I et II. — S^il existe un phénomène qui se 

 traduit dans la série I de la manière obserA^ée, il doit se traduire dans la 

 série II de la manière renseignée au § 7. Si dans le premier cas une 

 aimantation positive augmente Tazimuth elle doit le diminuer dans le 

 second cas. On s^en rend facilement compte par T application du principe 

 de la réciprocité ainsi que M. Lorentz a eu la bienveillance de me le 

 faire remarquer. 



9. Précision des m.esures. • — Il nous reste encore à nous demander 

 quelle confiance on peut avoir dans les résultats des deux séries; en 

 d'autres termes quelle est Terreur moj^enne du résultat final ? M. E. P. 

 VAN DE Sande Bakhuyzen a eu la bienveillance de m^'indiquer la meil- 

 leure méthode pour efi'ectuer ce calcul. Le § 8 nous apprend comment 

 les deux séries peuvent être combinées : on trouve ainsi que dans la série 

 II la diminution (double) de phase comporte 1,14 divisions avec une 

 erreur moyenne de 0,38 divisions. Le résultat final pour T augmentation 

 (double) d'azimuth est 11,2' avec une erreur moyenne de 1,9' ^). (L'er- 

 reur moyenne est déduite ici de T accord plus ou moins parfait entre les 

 16 résultats). 



10. Résultat. — M. WiND déduit de sa théorie: 



^) M. SissiNOH a donné comme précision dts déterminations de phase 0,005— — 



1,8 divisions du tambour; pour les déterminations d'azimuth 0,1". Depuis ses re- 

 cherches je suis donc parvenu à augmenter la sensibilité de l'appareil et la préci- 

 sion des mesures. 



15* 



