﻿UN MOYEN d'éclairer LES ÉCHELLES POUR LA LECTURE DES 

 ANGLES PAR LA MÉTHODE DU MIROIR 



PAR 



H. KAMEBLINGH ONNES. 



1. Depuis nombre d'années (1885) on applique^ au Laboratoire de 

 Physique de Leyde^ une méthode permettant d'éclairer fortement et 

 uniformément de grandes plaques de verre divisées^ à Taide d'une 

 source lumineuse unique et de petites dimensions. L' efficacité de cette 

 méthode a été mise a ré]3reuve dans les recherches de MM. Sissingh^ 

 Zeeman^ Wind^ Siertsema^ Lebeet^ et d'autres encore. La fig. 1 

 représente la disposition dont je me sers depuis quelque années pour les 

 lectures galvanométriques dans la détermination de basses températures 

 à Taide d'un couple thermo -électrique. Je n'avais pas encore eu jusqu'ici 

 roccasion de la décrire. 



Derrière la plaque divisée (fournie par MM. Hartmann et Braun) 

 sont fixées^ des portions d'un miroir concave (voir fig. 1 et 2) qui 

 réfléchissent la lumière venant d^une source lumineuse^ j)!^^^^ avant et 

 au-dessus de la plaque divisée de telle façon que chaque portion pro- 

 jette sur le miroir du galvanomètre une image de la source lumineuse. 

 Si dans ces conditions on observe la plaque au moyen de la lunette^ on 

 voit des divisions noires sur un fond très clair et uniforme. M. W. H. 

 JuLius aussi a fait remarquer que par cette méthode on obtient un 

 éclairage parfait. A la page 53 de sa remarquable dissertation (1888)^ 

 il dit comment il a éclairé l'échelle de son galvanomètre à Taide d'une 

 lampe à pétrole et d'un miroir concave ordinaire placé derrière l'échelle, 

 et fait remarquer la finesse particulière de la lecture. 



Non seulement par cette méthode l'éclairage est indépendant de 

 l'intensité de la lumière du jour, mais elle a encore cet avantage que, 

 même dans une salle bien éclairée, la lecture peut se faire à l'aide d'une 

 lunette grossissant (30 fois ou plus, et que l'on pourrait se servir 



