﻿408 



H. KAMERLINGH ONNES. 



de petits supports à vis calantes sur lesquels les miroirs sont fixés entre 

 des morceau de liège^ comme le représente la fig. 4. La disposition de 



la fig. 4<a sert dans le cas 

 où un seul support porte 

 le miroir^ celle de la fig. 

 4^b dans le cas où le miroir 

 est porté par deux sup- 

 ports. 



Les distances verticales 

 entre la lunette^ réclielle_, 

 le miroir d'éclairage et la 

 source lumineuse (fig. 3) 

 doivent être aussi petites que possible. Afin que des images supplémen- 

 taires ne viennent pas nuire à l'uniformité de T éclairage du fond^ il est 

 bon de ne pas trop rapprocher les miroirs de l'échelle. D'un côté il 

 n'est pas recommandable de se servir de portions courbes de gran- 

 de ouverture^ vu leur prix élevé Tinclinaison qu'on doit leur donner^ 

 et la forme elliptique que leur ensemble doit prendre. D'un autre côté 

 il est cependant avantageux de se servir d'un nombre de pièces aussi 

 restreint que possible; car tout passage d^une portion à une autre nuit à 

 l'uniformité de l'éclairage du fond. 



4. Si l'on n'a pas à craindre la chaleur rayonnante^ on peut parfaite- 

 ment se servir d'une lampe d'Argand. On modifie cette lampe en lui 

 donnant un bras dépassant la disposition pour la lecture (fig. 5) et fai- 

 sant en sorte que la partie éclairante 

 de la flamme s'élève aussi peu que 

 possible au-dessus de l'échelle. La table 

 d'observation est fixée tout près de 

 l'observateur. 



Dans le cas où la quantité de cha- 

 leur émise par les sources lumineuses 

 n'est pas indifférente ^ l'avantage tout 

 particulier de cette disposition est évi- 

 dent. On peut en eff'et_, par cette mé- ^ , ^ ^ 

 thode^ réduire l'émission inévitable de 



chaleur à un minimum^ parce qu'on peut réduire tout le sj^stème éclai- 

 rant à une seule surface de petites dimensions. Une faible émission peut 

 être très importante,, par exemple pour des observations magnétiques 



X 



