﻿456 



J. C. H. KRAMERS S. J. 



appliquée par MM. Toussereau^ Bout y et Poincare Quant à la 

 méthode de Guthrie et Boys la méthode dite du maximum de j)olari- 

 sation de Becquerel ou celle des électrodes impolarisables de Paal- 

 zow elles ne devaient pas entrer eu ligne de compte. 



La méthode électrométrique avait de nombreux avantages,, mais était 

 d^une aj)plication difficile^ parce que je me proposais d'opérer sous 

 haute i^ression (voir plus bas). 



Je me décidai donc à avoir recours aux courants alternatifs^ et à 

 faire les mesures suivant le principe du pont de Wheatstone^ attendu 

 qu'en présence des résistances relativement faibles que j'avais à mesurer 

 dans les solutions peu diluées^ l'inducteur différentiel de M. Elsas ^) 

 ne promettait pas une bien grande exactitude. Ce qui me satisfit davan- 

 tage^ ce fut la précision à laquelle était arrivé Kohlrausch^ en opérant 

 suivant le principe cité plus haut surtout parce que la méthode me 

 semblait commode même dans le cas de faibles résistances. 



Les objections faites à la méthode par MM. Wien ") et Lohnstein ") 

 m'amenèrent à tâcher de remplacer le téléphone par un galvanomètre 

 de vibration de Eubens combiné à un interrupteur à corde de Wien ^^). 

 Après nombre d'essais et d'insuccès j'en revins au téléphone ordinaire, 

 qui présentait beaucoup d'avantages comparé au galvanomètre de 

 EuBENS, ainsi que je l'exposerai plus loin. 



Dans le but d'obtenir un bon minimum, je platinai au début les 

 électrodes de platine; et quand ceci ne donna pas encore le résultat 

 attendu (les électrodes devaient être nécessairement petites), j'essayai, 

 sur le conseil de M. Nernst ^^), de supprimer la polarisation par la 

 polarisation. J'y réussis si pleinement, que je renonçai tout à fait à 

 l'opération difficile — surtout par la nécessité de laver — du plati- 

 nage. J'obtins en effet un minimum plus prononcé que j'eus jamais 



1) Ann. de chim. et de phys. (6), T. III, p. 433, T. V. p. 355, T. XYII, p. 52. 

 Phil. Mag. (5) Vol. 4, p. 328. 



Ann. de chim. et de pfnjs. (3). T. XYII. p. 267. Wied. Ann. Bd. 1. p. 510. 

 ") Pogg. Ann. Bd. 136, p. 489. 

 ') Wied. Ann. Bd. 42, p. 165, 



") Ibid. Bd. 6, p. 145 ; Bd. 11, p. 653 ; Bd. 26, p. 161 ; Bd. 49, p. 225. 

 ') Ibid. Bd. 42, p. 593 ; Bd. 47, p. 636. 

 ") Ibid. Bd. 47, p. 299. 



') Ibid. Bd. 56, p. 27. ■ 



Ibid. Bd. 44, p, 683. 

 '') Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. XIV, p. 654 



