﻿462 



J. C. H. KllAMERS S. J. 



III. Appareils employés. 



A. Vases à électrodes et manière de les remplir. 



Je me servis de modèles divers suivant que les circonstances le récla- 

 maient. Les faibles concentrations^ encore homogènes à température 

 ordinaire, ont été déterminées dans le vase fig. 1 Pl. Y. 



Les deux électrodes de ]3latine, formées dVne seule pièce, ayant cha- 

 cune une surface de 3 cm.- en^dron, étaient plongées jusque a dans le 

 liquide. Elles étaient maintenues exactement en place par deux gouttes 

 d'émail e et dépassaient deux bouchons de caoutchouc s de manière à 

 pouvoir être aisément reliées par une borne aux fils conducteurs, épais 

 de 3 mm. ^). 



Pour les concentrations encore homogènes vers 50°, je me servis 

 d'un vase tel que celui représenté fig. 2 Pl. Y. Le nitrate de 

 potassium et Teau furent introduits dans Tampoule h renversée. L'ex- 

 trémité a de celle-ci fut fermée par un bouchon à très étroite ouverture, 

 et l'ampoule fut chauffée au bain-marie jusqu'à ce que le sel fut dissous. 

 En inclinant et agitant prudemment, le liquide fut amené dans les deux 

 branches; p»uis le tube fut fermé par un bouchon à tube capillaire, ren- 

 versé de nouveau et plongé dans un baiii d'huile. En chaufi'ant on peut 

 faire sortir un peu d'air j^ai" le tube capillaire; par le refroidissement, 

 un peu d'huile peut pénétrer dans Tampoule; mais ceci est même un 

 avantage, puisqu^ alors révaporation est empêchée. Les électrodes de 

 platine étaient beaucoup plus petites, mesurant chacune environ ^/o cm.-, 

 et furent fixées au verre au moyen d'émail. Ainsi construit, Tappareil 

 serAat à l'étude de quelques concentrations. Je n'osais pas en effet au 

 début me ser^dr de tubes scellés, puisqu'ils sont relativement minces et 

 que je craignais des explosions. Plus tard je devins plus entreprenant 

 et je les scellai immédiatement après le remplissage. Je pus maintenant 

 chauffer bien plus fort sans avoir d'évaporation à redouter. Je confec- 

 tioimai les tubes en verre j^lus épais, afin de diminuer les dangers d'ex- 

 plosion. Cependant pour opérer à forte concentration, je sentis le besoin 

 d'un appareil permettant un remplissage plus facile des deux branches. 

 En eff'et, l'air ne s'échappait pas assez vite lors du remplissage, et plus 



*) Le tube entier plongeait jusque h dans le liquide du thermostat. 



