﻿466 



J. C. H. KRAMERS S. J. 



on fait usage cV huile la cuve interne peut être supprimée sans inconvé- 

 nient^ et qu'en même temps la température devient plus rapidement 

 constante^ tout en restant aussi longtemps à la même hauteur pourvu 

 qu'on n" agite pas. Sous cette dernière forme^ le même thermostat servit 

 aussi aux autres expériences. Toutefois aux hautes températures (jusqu'à 

 300°) les vapeurs d'huile devinrent très désagréables^ et quand je rem- 

 plaçai l'huile par de la paraffine à point de fusion élevé (75°) dans le 

 but de réaliser des températures plus élevées (390°) les vapeurs devin- 

 rent encore plus insupportables^ si bien que je dus faire construire au- 

 dessus du thermostat une cheminée à bon tirage. A cause des dangers 

 d'explosion tout T appareil était j)lacé derrière une glace épaisse^ encadrée 

 et suspendue à deux cordes bien solides. Cet écran se déplaçait sans peine 

 dans toutes les directions. 



Comme la paraffine ne se liquéfiait qu'à 75°^ le tube fut chaufi'é 

 d'avance dans un bain d'huile de mêmes dimensions que le thermostat. 

 Quand la température fut sensiblement celle de la paraffine fondue^ le 

 tube fut rapidement transporté dans le thermostat. 



C. Thermomètres. 



Comme étalon^ je me servis d'un thermomètre de — 2 à 100°^ divisé 

 en ^liQ°. Tous les autres thermomètres furent comparés à diverses repri- 

 ses à celui-ci^ qui à son tour fut com^paré à un instrument contrôlé par 

 l'Institut météorologique d'Utrecht. 



Pour les températures inférieu.res à 150° j'employai trois séries cha- 

 cune de deux thermomètres^ respectivement de 15° — 60°, de 60° — 105° 

 et de 105° — 150°. Je les avais fait spécialement construire pour cet 

 usage. Ils étaient divisés en 7io°:> tandis que Vioo° laissait aisément 

 apprécier. Ces thermomètres furent avec le plus grand soin comparés 

 entre eux et avec mon étalon, dans un thermostat oii était introduit en 

 même temps un thermorégulateur de Eeichert, permettant un parfait 

 réglage. Pour les températures supérieures à 150° je me servis de deux 

 thermomètres à mercure, remj)lis d'azote et divisés en 7]°; et permet- 

 tant d'apprécier ^lo"- Sur ce thermomètre, je pus lire les températures 

 jusque 400 



Les points fixes suivants furent déterminés à diverses reprises pour 

 ces thermomètres ') : 



^) OsTWALD, Hand. u. Hilfsb., p. 54. 



