﻿468 



J. C. H. KRAMERS S. J. 



fils primaire et secondaire^ ainsi qu'an nombre des interruptions^ sont 

 assez contradictoires,, de sorte que j^ai dû chercher par tâtonnement les 

 dispositions les plus favorables. Yoici ce qui me donna les meilleurs 

 résultats: tout autour du noyau de fer massif un fil primaire de 0^8 

 mm. en six couches d'environ 600 spires avec une résistance de 1^8 

 ohm. Le fil secondaire de 0^,4 mm., deux fois couvert de soie, était 

 enroulé en deux bobines, Tune de 1500 et Tautre de 1200 spires. Ces 

 deux bobines pouvaient être employées séparément et simultanément: 

 mises bout à bout elles avaient une résistance totale de 38 ohms. L'ap- 

 pareil était muni comme interrupteur d^un marteau de Neee à oscil- 

 lations très rapides. L^ interrupteur et Tappareil d'induction étaient 

 installés dans une chambre séparée. 



r. Appareil d^induction pour le galvanomètre de vibration 

 avec interrupteur à corde. 



Comme le galvanomètre de vibration avait une résistance de beaucoup 

 supérieure à celle du téléphone, il me fallait également un appareil d'in- 

 duction à fil secondaire relativement beaucoup plus long. Un appareil 

 à fil primaire de 1,3 ohm et fil secondaire de 200 ohms me donna les 

 meilleurs résultats. Le noyau de fer et le fil secondaire pouvaient être 

 poussés plus ou moins loin dans l'intérieur du fil j^rimaire, ce qui con- 

 stitue un grand avantage. Au début, je me servis de cet appareil en y 

 adaptant un interrupteur de Neee, muni de toutes les dispositions pro- 

 pres à produire un nombre déterminé d'interruptions par seconde. L'in- 

 tensité du courant avait cependant ici une grande infiuence. Ce qui me 

 rendit de grands services, c'est que l'intensité du courant put être 

 réglée par le rhéostat cité plus haut. Mais cela finit cependant par 

 donner trop d'embarras, parce que les piles Pleischer, chaque fois 

 qu'elles avaient été en repos pendant quelque temps, donnaient une inten- 

 sité trop forte du courant. Je me décidai donc, ainsi que M. Rubens, à me 

 servir d'un interrupteur à corde de Wien. Cet appareil fut construit 

 d'après les indications de son inventeur Au lieu d'un fil de fer, j'em- 

 ployai un fil d'acier, attendu que celui-ci donnait mieux qu'un fil de 

 fer, que j'essayai d'abord, un même son continu. Le fil d'acier avait 



') Wied. Ann., Bd. 44, p. 683. 



