﻿SUR LA CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE DU NITRATE^ ETC. 



469 



1 mm. crépaisseur et 1 m. de longueur. L'électro-aimant était une 

 barre de fer doux de 10 cm. de longueur et 1 cm. d'épaisseur. Une 

 pièce polaire séparée pouvait être rapprochée de la corde sonore au 

 moyen d'une vis. Le fil de l'électro-aimant était en cuivre couvert 

 de soie; il avait 0_,8 mm. d'épaisseur et avait une résistance de 3 ohms. 

 L'électro-aimant était actionné par une batterie spéciale de 3 piles 

 Daniell de 24 cm. de hauteur ^). La modification de l'interrupteur^ 

 imaginée ou tout ou moins employée par M. Eubens '^), fut essayée 

 mais abandonnée. Je conservai dont les contacts à mercure. Les étin- 

 celles de Textra-courant étaient à peine perceptibles après adjonction 

 d\in circuit secondaire d^ environ 100 ohms. Cet excellent aj^pareil fonc- 

 tionna parfaitement pendant des heures entières sans aucun accroc. 



G. Pont de Wheatstone (fig. S, Pl. YII). 



Comme il résulte clairement de la figure^ quand on presse le bou- 

 ton K le courant^ partant de la batterie B'^ atteint en i une plaque de 

 cuivre_, qu'il quitte en m et n pour se diviser en les deux branches P et 

 Q. Il rentre en k et l dans l'appareil pour en ressortir en /i. Quand on 

 presse le bouton K" le galvanomètre est intercalé dans le circuit,, entre 

 k et l. Des chevilles a — permettent d^ intercaler entre k/i et l/i diverses 

 résistances 



ic' - 10 " = 96 ohms 

 w" = lo" = 9;6 ohms. 



Quand on retire les chevilles d et e, le courant traA'erse quatre fils 

 tendus de maillechort â! (V cï" d"" , d'une longueur de 50 cm. chacun^ 

 dont une partie quelconque peut être isolée à volonté au moyen des 

 contacts glissants s s" . Juxtaposés deux à deux, ces fils ont un peu 

 plus d'un ohm de résistance. Désignons par A et B les branches kh et 

 Ih. Nous aurons, quand le galvanomètre ne décèle plus aucun écart: 

 A : B = P : Q. 



Sous cette forme, l'appareil fut employé pour la détermination des 

 résistances (voir plus bas). Le galvanomètre G était un galvanomètre à 

 miroir très sensible avec système d'aiguilles asiatiques; il était mu ni du 



^) Le courant se réglait au moyen d'un petit rliéostat. 

 Wiecl. Ann. Bd. 56, p. o5. 



