﻿SUR LA CONDUCTIBILITE ELECTRIQUE DU NITRATE, ETC. 



471 



plus aisément que, suivant M. Kohlrausch (1. c.)^ de longs fils de résis- 

 tance enroulés bifilairement donnent un minimum très suffisant^ à con- 

 dition d'être composés de plusieurs fils séparés (chacun de 1000 ohms). 

 D'ailleurs, suivant les indications de M. Elsas ^)_, je me servis pour 

 ces résistances de milliers d'ohms, d'un fil de ^/jq mm.; enfin, grâce 

 au galvanomètre de vibration de Eubens, dont j'espérais pouvoir me 

 servir, de faibles capacités électrostatiques devaient avoir peu d'influence 

 et pouvaient d'ailleurs être corrigées par un condensateur. Cette der- 

 nière correction était suffisante. 



I. Condensateur. 



Afin de compenser les capacités électriques nuisibles j'ajoutai à 

 F appareil .des condensateurs variables, tant à la bi'anche de comparaison 

 qu'à la branche électrolyte. Je préférai le dispositif conseillé par M. E. 

 Maltby ^) à celui de Kohlrausch ^) parce qu'il est plus simple et per- 

 met un réglage encore plus exact. 



Ce condensateur se composait, comme on le voit fig. 6, Pl. Y, d'un • 

 fragment de feuille d'étain B, reposant sur une plaque d'ébonite et 

 recouvert de papier paraffiné P. Deux lourdes pièces plates de cuivre 

 K^K^^ peuvent glisser, mues par deux poignées d'ébonite H^H^,, d'une 

 quantité plus ou moins grande sur le papier paraffiné recouvert d'une 

 feuille d'étain, ce qui permet de modifier à volonté la capacité des 

 condensateurs. 



La feuille d'étain B est reliée à i (fig. 10), les pièces et K^^ sont 

 reliées à Je et l. 



K. Antipolariseurs (fig. 9. Pl. ^""1). 



Je désigne sous ce nom les petits appareils bien simples auxquels je 

 dois d'avoir réussi à obtenir un minimum dans le téléphone. Ils furent 

 adoptés sur le conseil de M. Nernst et faits de calibre différent, sui- 



') Wied. Ann., Bd. 42, p. 171; Bd. 44, p. G78. 



') Wied. Ann. Bd. 49, p. 249; Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. XV, p. 12G. 

 ') Zeitschr. f. physik. Chem. Bd. 5 VIII, p. 139. 

 ") Wied. Ann. Bd. 5G, p. 182. 



Zeitschr. f. pJiysik. Chem. Bd. IV, p. 854: „ eine Zelle von variabelor 



Polarisation.... (eine mit Schwefelsàure von maximaler X-eitfiiliigkeit gefiillte 



