﻿472 



J. C. H. KRAMERS S. J. 



vant que le nécessitait la superficie des électrodes de platine. Le dispositif 

 s'écarte quelque peu de celui de M. Nernst et est bien plus simple que la 

 méthode indiquée par M. Kohlrausch celle oii Ton se sert de ,,Taucli- 

 electroden''. Je me servis simplement de deux bandes de platine (tan- 

 tôt étroites tantôt larges^ parfois même des fils minces)^ soudées Tune à 

 Tautre à distance fixe au moyen d'émail. Ces bandes reçurent une posi- 

 tion fixe dans le circuit^ et un petit tube rempli d'un liquide quelcon- 

 que (je me servis de même que M. Nernsï d'acide sulfurique de con- 

 ductibilité maxima) pouvait être déplacé par l'intermédiaire d nne vis 

 micro métrique; une partie plus ou moins grande de la surface des 

 électrodes plongeait ainsi dans le liquide. Sur la planchette qui sup- 

 porte le tube^ un index se déplace le long d'une échelle^ et permet d'ob- 

 server aisément la résistance introduite dans le circuit par rantipolariseur_, 

 à condition que Ton ait calibré d'abord l'appareil. Ceci se fait de la 

 manière indiquée par M. Kohlrausch pour les électrodes plongeantes,, et 

 surtout très bien avec un liquide mauvais conducteur. Je me servis à 

 cet effet d'une solution très diluée^ dont la conductibilité était 800 fois 

 pins petite que celle de l'acide sulfurique. Dans le cas le plus simple^ 

 l'antipolariseur à acide sulfurique avait une résistance de 3^64 ohms; 

 d'ordinaire cependant celle-ci n'était que de 0^25 ohm^ et parfois même 

 seulement de 0^09 ohm. 



L. Galvanomètre de vibration. 



Sauf quelques modifications^ ce galvanomètre était disposé comme 

 celui de M. Rubens 2). Au lieu d'aimants ordinaires^ je me servis 

 d'électro -aimants actionnés par une batterie spéciale. 



L'usage d'électro-aimants^ outre l'avantage d'une aimantation plus 

 forte^ me procura encore celui d'une meilleure construction de l'appareil. 

 On voit par la fig. de M. Eubens que dans son galvanomètre^ les cou- 

 rants alternatifs renforcent chaque fois deux pôles de divers aimants^ 

 tandis que les autres pôles sont affaiblis. D'ajorès ma manière de con- 



Zelle die eine grosse feste und kleine verscliieLbare Electrode besass) .... erniog- 

 lichte es, mit einem Widerstaiidsgefass, das blanke Platinelectroden von 2 cM.^ 

 Oberflache besass mid mit einer Brûcke und einem Widerstandskasten in der ge- 

 wuhnlichen Weise geschaltet war, ein ausgezeiclmetes Minimum zu erbalten". 

 ') Wied. Ann., Bd. 56, p. 184; Bd. 51, p. 347. 

 Wied. Ann., Bd. 56, p. 30. 



