﻿476 



J. C. H. KRAMERS S. J. 



le flacon ouvert que le temps le plus court possible. Les expériences 

 terminées, je redéterminais la résistance dans le même récipient, et je 

 m'assurais ainsi qu'elle était restée absolument la même. Pour me pro- 

 curer les autres solutions, qui furent examinées dans le tube fig. 1, je 

 tarai un gobelet en verre d'Iéna, j'j pesai une certaine quantité de 

 KNO^, et j'y laissai couler, d'une burette divisée en cm.^, la quan- 

 tité d'eau calculée pour obtenir la concentration voulue. Puis je pesai 

 de nouveau. Le tube fut nettoyé à quelques reprises avec le liquide et 

 finalement rempli. Les autres solutions furent toujours préparées dans 

 les tubes de résistance eux-mêmes. Après un soigneux lavage, ces tubes 

 furent nettoyés plusieurs fois à l'eau distillée et puis deux fois à l'al- 

 cool de 96°. Je desséchai à température modérée, sous la trompe, pesai 

 après refroidissement, j'introduisis KNO^, puis pesai de nouveau. J'ajou- 

 tai ensuite la quantité d'eau calculée, en la laissant couler d'une joipette 

 graduée, je pesai encore une fois, et je fermai ou soudai à la lampe, 

 comme on en trouve la description plus haut à propos des tubes de 

 résistance. 



Toutes les pesées ont été faites sur une balance sensible à ^/^g mgr., 

 et au moyen de poids minutieusement examinés d'avance. 



P. Mesure de la résistance à diverses températures. 



Quand le tube rempli eût été placé dans le thermostat, de la manière 

 indiquée à propos de la description des appareils, et que la température 

 fût devenue constante, je déterminai la résistance au moyen du pont de 

 Wheatstone et des autres aj)pareils, suivant le schéma fig. 10. La rési- 

 stance à mesurer était intercalée dans la branche P; les résistances de 

 comparaison décrites ci-dessus, savoir W" et W", ainsi que l'antipolari- 

 seur U, dans la branche Q. 



. L'interrupteur à corde S est actionné par la batterie B'", après la 

 fermeture de K"". Le courant pjrimaire de la batterie B" réglé par le 

 rhéostat W, fermé par K'" et interrompu par S, fait naître en I un 

 courant d'induction. Ce dernier pénètre par i et h dans le pont (les 

 lettres i, h, Ji. l, m, n ont la même signification que dans la fig. S). 



Le condensateur C est, comme on le voit dans la figure, relié à Ji 

 et l. OT est le galvanomètre de vibration, dont les électro-aimants, 

 après fermeture de K, sont actionnés par la batterie B"", tandis que les 



