﻿SUR LA CONDUCTIBILITÉ ELECTRIQUE DU NITRATE_, ETC. 477 



quatre bobines du téléphone reçoivent le courant^ au sortir du pont,, par 

 rintermédiaire des bornes h et l. Tel est le dispositif^ quand nous faisons 

 usage du galvanomètre de vibration. Mais^ comme il a déjà été dit^ tous 

 les résultats ici mentionnés ont été obtenus en observant au moyen d'un 

 téléphone ordinaire^ remplaçant le galvanomètre susdit. En même temps 

 r interrupteur à corde était remplacé par un marteau de Neee à oscilla- 

 tions rapides. Il fallait de plus intercaler un autre appareil d^induction. 

 Toutes ces modifications s''o]3éraient en quelques secondes au moyen 

 d'une série de commutateurs^ non figurés sur la planche^ permettant 

 de comparer le galvanomètre de vibration au téléphone dans des condi- 

 tions identiques. 



Afin d'éliminer toute action perturbatrice il importait d^eAPectuer la 

 mesure de la résistance en un temps très court. Ceci se réalisa il est 

 vrai en intercalant une résistance de comparaison et en établissant l'é- 

 quilibre par modification des branches Ih et hh au moyen des contacts 

 glissants; mais c^est aux dépens de Texactitude. C'est ce que j^ai ap- 

 pris en opérant avec les appareils les plus minutieusement construits^ 

 quelle qu^en pût être la cause : usure du fil^ modification des contacts 

 aux extrémités (surtout dans la ^^Walzenbriicke" tant employée deKoHL- 

 rausch)^ erreurs de lecture^ etc. C'est pourquoi la détermination fut 

 faite comme ci-dessus^ pour trouver rapidement la résistance à une pe- 

 tite fraction près; mais plus tard les chevilles cl et e furent mises en 

 place; et selon les circonstances, les chevilles c et /'ou ^ et ^7 retirées. 

 C'est de cette manière qu'il fut procédé à la mesure finale, les deux 

 branches A et B étant toujours complètement égales, ce qui permettait 

 de lire directement la résistance à mesurer sur les boîtes de résistance 

 elles-mêmes. Je pus du reste m^ assurer immédiatement après de la sensi- 

 bilité, en rendant la dérivation Q un peu plus grande ou plus petite, 

 et en observant s'il en résultait une modification du son. 



Cette méthode a encore un autre avantage. Si par l'une on l'autre 

 circonstance exceptionnelle le minimum laisse à désirer, on peut, sur- 

 tout quand on emploie des boîtes de résistance à décades, enserrer 

 la résistance entre deux limites, qui se laissent observer l'une im- 

 médiatement après Tautre en retirant ou enfonçant une cheville; 

 si l'on n'observe aucune différence, on prend la moyenne. On n])- 

 plique la même méthode aux contacts glissants; mais, comme le 

 son change parfois presque insensiblement, il est clair que l'on dé- 

 place facilement le contact trop loin. Si Ton pouvait alors observer 



