sur l'origine de la force musculaire. 



85 



Un bout d'une corde mi de violon, long d'environ 5 cm , im- 

 bibé d'eau, est fixé par l'une de ses extrémités dans une pince 

 ou une anse qui se trouve à l'extrémité a du bras court, non 

 flexible, de la tige en acier ab; l'extrémité supérieure de ce 

 bout de corde tire, par l'intermédiaire d'un court et solide fil 

 de soie et d'un crochet métallique, à l'un des bras du levier 

 H, mobile autour de Taxe horizontal c. Au moyen d'un petit 

 poids curseur d et de poids d l à suspendre au long bras de 

 levier, ou bien au moyen d'un ressort en acier agissant sur 

 le levier, on peut donner à la corde toute tension voulue et 

 réaliser, en changeant les points d'application, toutes les 

 conditions entre l'isotonie aussi parfaite que possible, d'une 

 part, et l'isométrie aussi parfaite que possible, de l'autre. La 

 pointe du levier en aluminium, très léger et long de 25 cm , se meut 

 devant un arc de cercle ou peut tracer une courbe sur le papier 

 glacé et enduit de suie d'un cylindre tournant. Le coussinet 

 c se laisse remonter et abaisser au moyen de la vis e, et il 

 est en outre, mobile le long de la tige ab, sur laquelle une 

 vis permet de l'arrêter à la hauteur voulue. Autour et très 

 près de la corde, mais sans la toucher, s'enroule, en faisant 

 environ 15 circonvolutions, une spirale de mince fil de platine, 

 longue de 20 mm et large de 3 mm . Les extrémités de cette spi- 

 rale sont soudées à des fils de cuivre plus épais, qui, isolés par 

 des manteaux de verre, se rendent à deux vis de serrage, 

 fixées dans la pièce d'ébonite /, mobile sur la tige ab, et qui 

 peuvent être reliées aux pôles d'une pile de 2 ou plusieurs 

 grands éléments de Grove ou de Bunsen. En descendant, 

 le long du support principal S, le bras solide g, on introduit 

 la tige ab, avec le levier, la corde et la spirale qu'elle 

 porte, dans un large et court tube d'essai, d'environ 50 em de 

 capacité, rempli d'eau jusque près du bord. Dans ce tube 

 plonge aussi un thermomètre t marquant les degrés entiers, 

 lequel est placé de façon que son réservoir reste à environ 

 0,5 à l cm de la spirale. 



La corde, soumise à une tension de 25 — 50 gr , est d'abord 



